— 222 — 



Quanto al mercurio adoperato, esso venne secondo 

 il suggerimento di Siemens, collocato in una bacinella 

 con uno strato d' acido solforico misto a qualche goc- 

 cia d'acido nitrico al di sopra, e riscaldato lentamente 

 fino a 50.*^ Dopo di che fu lasciato per 24 ore a raf- 

 freddarsi, in contatto con V acido, poi accuratamente 

 lavato con acqua distillata, per separarlo dal nitrato di 

 mercurio, asciugato con carta bibula, riscaldato nella 

 piccola stufa teste menzionata, infine ripetutamente 

 filtrato. 



Per procedere poi alla calibrazione, ciascun tubo 

 fu adagiato sopra una scala, divisa in millimetri accu- 

 ratamente incisa sul vetro dallo StoUnreuter di Mo- 

 naco. Una scala di questa fatta è assai comoda per 

 calibrazioni di cannelli di vetro. Consiste essa in una 

 lamina di vetro ben regolare e piana, la cui lunghezza 

 può variare a seconda delF uso cui è destinata, men- 

 tre la larghezza è d' ordinario di 35"'" e la grossezza 

 di 3. 



La parte posteriore è coperta d' amalgama e la la- 

 mina è incassata in una opportuna cornice. Prima di 

 applicare F amalgama alla faccia posteriore vi s' inci- 

 sero le divisioni col bulino della macchina divisoria, e 

 in causa di una vernice gialla rimasta soltanto nelle 

 cavità delle divisioni, queste risaltano più chiaramente 

 sul resto della lamina, che fa V ufficio di specchio. 

 La scala riesce comoda nella calibrazione di un can- 

 nello, perchè adagiandovi questo e tenendolo fermo 

 mediante fascio di gomma elastica disposte di tratto 

 in tratto, si può osservare la posizione dei capi della 

 colonnetta di mercurio mediante un piccolo microsco- 

 pio, facendo sempre in modo che riinaginc riilessa del- 



