— 223 — 

 Torlo del menisco osservato, coincida con la diretta, 

 nel qual caso si può esser sicuri che le letture son tutto 

 latte nelle condizioni medesime. 



Nelle tre calibrazioni eseguite per il primo cannello 

 e nelle cinque eseguite per il secondo la colonnetta 

 introdotta fu fatta scorrere nei tubi , possibilmente 

 facendo in modo che un capo di essa venisse là, dove 

 prima trovavasi V altro capo. Che se v'era la differenza 

 di qualche decimo di millimetro, se ne teneva conto e 

 s'immaginava di spostare d'altrettanto la colonna sen- 

 za mutamento 4i lunghezza. I numeri registrati nelle 

 seguenti tabelle siccome indicanti le lunghezze delle 

 colonnette di mercurio si devono quindi considerare 

 come relativi a colonne di egual volume poste imme- 

 diatamente di seguito le une alle altre. 



La prima lettura facevasi portando uno dei capi 

 della colonnetta assai prossimo ad un estremo del tubo, 

 leggevasi la distanza dall'origine del cannello, e affine 

 di principiare la calibrazione da quella, supponevasi 

 spostata d' altrettanto la colonna. All' altro capo del 

 cannello restava sempre a calibrarsi un tratto più o 

 meno lungo, il cui volume si deduceva così. Se esso 

 era abbastanza corto e il tubo regolare, si ammetteva 

 senz' altro che il diametro del tubo in quel tratto fosse 

 quello stesso del tratto antecedente ; in caso diverso si 

 jnandava innanzi la colonnetta di mercurio fino ad es- 

 sere con uno dei suoi capi assai prossima all' estremità 

 del cannello e dalla lunghezza che assumeva allora la 

 colonnetta, si deduceva con un semplice calcolo la se- 

 zione da attribuirsi all' ultimo tratto del tubo. 



Nelle due tabelle che seguono sono registrati gli 

 elementi necessari per calcolare la resistenza dei due 



