— 230 — 



(1) Stromento adoperato i)er misurare V intensità 

 delle correnti e graduazioni del medesimo. 



Lo strumento adoperato per misurare V intensità del- 

 le correnti nel tratto trasversale del sistema di reofori 

 del PoggendorflP è una bussola costruita dal Ruhmkorff 

 di Parigi. Riconobbi in questo strumento, oltre la buo- 

 na costruzione che è propria degli strumenti tutti usciti 

 da queir officina, il grado opportuno di sensibilità e l'at- 

 titudine a dare speditamente le richieste misure. 



Questo strumento non è ne una bussola dei seni , 

 ne una bussola delle tangenti, ma bensì un reometro 

 che per essere adoperato ha bisogno di una gradua- 

 zione speciale. 



L' ago ha la lunghezza di 85'""', esso è circondato 

 da un telajo d'ottone, su cui sono avvolti piiì giri di 

 un grosso filo di rame ; il tutto è rinchiuso in una cu- 

 stodia, le cui pareti ed il fondo sono d'ottone mentre 

 il coperchio è costituito da una grossa lastra ben piana 

 di vetro. 



Un treppiedi munito di viti serve ad orizzontare la 

 bussola. La custodia intera e girevole intorno ad un 

 asse verticale passante per il centro del treppiedi; una 

 vite di fermata serve a fissare ove occorra la posizione 

 della custodia. 



Siccome il telajo su cui sono tesi i fili è molto pros- 

 simo all' ago ed ha la larghezza di mill. 42, 1' ago rima- 

 ne nascosto per le deviazioni non grandi, ma le devia- 

 zioni si osservano sempre mediante un indice perpen- 

 dicolare all'ago, il quale quando l'ago sia libero giunge 

 colle sue estremità a piccola distanza del cerchio diviso. 



