— 2:57 — 

 L' ago può essere sollevato dal pernio e tenuto sospeso 

 mediante un sistema di leve che movesi volgendo in 

 un senso o nell' altro una vite applicata esternamente 

 alle pareti della custodia. 



La bussola è differenziale e quindi a due circuiti ; 

 di questi io adoperai sempre uno solo parendomi di ot- 

 tenere così la sensibilità opportuna. 



Mi valsi nella graduazione della bussola della de- 

 composizione dell' acqua. 



Parecchi autori preferiscono V uso del solfato di ra- 

 me nella graduazione dei reometri e ciò può essere in 

 fatto opportuno, allorché, trattandosi di determinare il 

 coefficiente costante d' una bussola dei seni o delle tan- 

 genti, possa bastare alF uopo un numero non grande di 

 osservazioni. Ma quando, come nel mio caso, trattisi di 

 graduare una bussola, per la quale non si conosce la 

 legge che lega le intensità alle deviazioni, il sistema 

 deir elettrolisi del solfato di rame riesce assai inoppor- 

 tuno perchè occorre un numero grande di osservazioni 

 e ognuna di queste porta con sé una pesata. Mi attenni 

 perciò al metodo più comune delPelettrolisi dell'acqua. 



Descriverò ora il metodo seguito nella graduazione. 



Due più coppie Bunsen erano la sorgente elet- 

 trica, di cui mi valeva. Appena caricate le coppie non 

 si faceva alcuna determinazione. Si lasciava passar la 

 corrente per qualche tempo attraverso le coppie e il 

 voltametro prima di cominciare a raccogliere Fidrogeno 

 nella provetta. 



Si ebbero le seguenti precauzioni rispetto al volta- 

 metro. 



Non si raccolse nel voltametro che un solo gas, cioè 

 r idrogeno. 



