- 582 -^ 

 quand'essa è in W. Nel I.*^ caffo lai cormnte' dal polo 

 positivo pa;s»a in B, rtidi in a, in J, in h^ m E^ , attra- 

 versai il conduttore,, dal qitìia,le supporremo eong'iu'nti gli 

 elettrodi, giunge im E, passa im Z attraversa il galvano- 

 metro, iadi va in c^ in ^, in.' B^. e infine a-l polo aegativo 

 della pila. Se la. leva assume V altra posizione,, allora 

 girando di 90° il disco dei comimutatore, il punto a vien 

 congiunto con c^il punto h con d. Quindi la corrente pas- 

 sa dal polo positivo in B, in a^. in e attraversa il galva- 

 nometro e giunge in z pey passar da questo punto ad 

 E. Ecco che in tal caso la corrente fra E e E^ assume 

 un' opposta direzione. L' apparecchio permette di au- 

 mentare il numero delle coppie di due in due per volta. 

 Così, nel nostro caso per avere 14 coppie anziché 12, ha- . 

 sta portar là leva B da 2 a 4 Se si vuol invece 10 cop- 

 pie soltanto basta portar la leva B alla piastra 0. L' ap- 

 parecchio può dar correnti molto intense e costanti. 

 Il galvaBometrO' è verticale e non molto sensibile : 

 converrebbe che esso venisse graduato in modio che se 

 ne potes-se dedurre in ogni caso rintensità della cor- 

 rente. 



2.** Coerenti mterrofte. 



Se una pila presenti ai suoi due poli opposte tensio- 

 ni elettriche abbastanza considerevoli e se si faccia in 

 modo che la ricomposizione avvenga attraverso una 

 parte del corp© umanio, prodnconsi così all' atto della 

 chiusura e dell'apertura del circuito ([m^lle commozio- 

 ni, che hanno un benetico elTctto nella cui-a di aldine 

 malattie. 



La pila più comunemente adoperata a quest' uso è 

 la fila del Volta a corona di tazze. 



