— 584 — 

 nuamente. Così le scosse si possono dare nel numero 

 voluto e ad intervalli misurati. 



All'uso di questa pila si preferisce da molti quello 

 degli apparecchi d' induzione. Prescindendo da ogni 

 questione medica in proposito, parmi però clic il modo 

 d'operare sia non poco diverso. 



Si può dare, è vero, con un apparato magnetoelet- 

 trico, un certo numero di scosse, di cui si può, rotando 

 lentamente la manovella, tener anche cduto : ma ro- 

 tando lentamente si han deboli effetti di induzione. Ro- 

 tando rapidamente, si potrà ancora tener conto delle 

 interruzioni, ove occorra, ma non potremo dar le scosse 

 ad una ad una o a poche per volta e a determinati in- 

 tervalli, come con la pila. 



Allegano alcuni in favore degli apparecchi d' indu- 

 zione la facilità di gt*aduarne gli effetti, ma poiché nella 

 pila possiamo entro i dati limiti scegliere il numero di 

 tazze che piiì ci conviene e poiché la tensione è pro- 

 porzionale al numero delle coppie, abbiamo così il più 

 esatto modo di graduazione che si possa richiedere. Che 

 se si volesse conoscere l' intensità della corrente, un 

 reometro può servirci opportunamente a quest' uopo. 



Quanto a comodità di trasporto, a potenza, a sicu- 

 rezza di risultati gli apparati magnetoelettrici sono poi 

 di gran lunga superiori alla pila , ma se le dette dif- 

 ferenze del modo di operare hanno valore nella elef- 

 troterapiii, parmi che esse possano iar ancora })referire 

 la pila da quei medici almeno, che vogliono curaro in 

 (juel dato modo. 



Air ufficio stesso della pila a corona di tazze pos- 

 sono servire gli apparecchi simih a quelli del Fromm- 

 hold del Ruhmkorff testé descritti. Quello del Fromm- 



