Hebpr die Flimmerbeweßiiiiß. 331 



Beschreibu-ng einer Gaskammer für mikroskopische 

 Untersuchungen. 



Bei den meisten der folgenden Versuche brauchte ich einen 

 Apparat, der die Einwirkung von Gasen auf das im Gesichtsfeld des 

 Mikroskops befindliche Object zu beobachten gestattete. Hierzu Hess 

 ich eine Gaskammer verfertigen, die so eingerichtet ist, dass sie sowohl 

 allein, als in Verbindung mit dem heizbaren Objecttisch von Max 

 SciiuLTZE gebraucht werden kann, und zu gleicher Zeit die Anwendung 

 der elektrischen Reizung in verschiedenen Gasen erlaubt. Es können 

 dabei die stärksten Objectjvsysteme angewendet werden, und weil der 

 Apparat klein ist, kann man ihn ohne Weiteres bei jedem Mikroskop 

 gebrauchen. Seine Dauerhaftigkeit und die Bequemlichkeit mit der er 

 sich handhaben lässt, möchten ihn vor ähnlichen, früher beschriebenen 

 Apparaten empfehlen. Man kann ihn vom Mechanikus Herrn Olland in 

 Utrecht beziehen. 



Die Gaskammer (s. Tafel VI.. Fig. 1 — 3) besteht aus einen Käst- 

 chen von 80 Mm. Länge, 42mm. Breite und 6 Mm. Höhe. Die Seiten- 

 wändo sind von Messing; den Boden bildet eine mittelst eines schwer 

 schmelzbaren Kittes luftdicht eingekittete Glastafel (/") von 1 Mm. Dicke, 

 SO Mm. Länge und 36 Mm. Breite. Der Deckel des Kästchens {aa) ruht 

 auf einem 1 Mm. tiefen stufenartigen Ausschnitt der Seitenwände und 

 ist abhebbar. Beim Gebrauche wird dieser Ausschnitt der Gaskammer, 

 in welchen der Deckel eingelegt wird, oder die Ränder des Deckels 

 selbst mit etwas Fett bestrichen, und der Deckel fest aufgedrückt. Diess 

 reicht bei weitaus den meisten Versuchen zu einem völlig luftdichten 

 Verschluss hin. Nur wenn der Druck im Innern des Gaskammer auf 

 eine bedeutende Höhe steigen sollte , kommt es vor, dass die blosse 

 Adhäsion nicht mehr genügt, und der Deckel dann von Innen gelüftet 

 wird. In diesen Fällen kann man den Deckel durch eine oder zwei 

 Messingklammem {cc Figg. 1, 2, 3) in angepresster Lage fixiren. 



Für gewöhnlich dient ein Messingdcckel von 76,5 Mm. Länge, 



