Iio2 Tli. W. Kncplmann. 



36 Mm. Breite und I Mm. Dicke, der in seiner Mitte ein Loch (/; Fii^. 1 

 u, 2), von etwa 15 Mm. Durchmesser hat. Diese OefFnung wird ver- 

 schlossen durch ein auf der innern Seite des Deckels, mittelst irgend 

 eines in Wasser unlöslichen Kittes befestigtes Deckglas von beliebiger 

 Dünne. Die Ränder der Oeflnung sind nach unten keilförmig zuge- 

 schärft, so dass die Oeffnung auf der äusseren Seite einige Millimeter 

 weiter ist (etwa 17 Mm. im Ganzen) als auf der inneren Seite. Diese 

 Einrichtung gewährt den Vorlheil , dass man mit breitgefassten , star- 

 ken Objectivsystemen das Präparat in grösserer, namentlich seitlicher 

 Ausdehnung untersuchen kann als es bei einer cylindrischen Form des 

 Loches möglich sein würde. — Das Object kommt in einem Tropfen 

 Flüssigkeit auf die Seite des Deckgläschens, welche beim Auflegen des 

 Deckels dem Inneren der Gaskammer zugekehrt wird. Der Deckel lässt 

 sich, wie man schon aus der Beschreibung sieht, -ganz wie ein gewöhn- 

 licher Objectträger handhaben. Man vermeidet hierbei den Uebelstand, 

 welcher die neuerdings von Böttcher , Stricker, Huizinga angegebe- 

 nen Apparate kennzeichnet, dass nämlich das Deckglas selbst, aul 

 welchem das Präparat liegt, auf den mit Fett bestrichenen Rand auf- 

 gedrückt wird. — Der verticale Abstand des Objects von der Ober- 

 fläche des Objecttisches beträgt im Mittel nur etwa 4 Mm. Die Hellig- 

 keit des Gesichtsfeldes nimmt hierbei so wenig ab, dass bei nur eini- 

 germassen erträglichem Himmel, selbst bei Immersionslinsen wie ]Vr. 10 

 von HART^ACK noch ziemlich enge Diaphragmen im Objecttisch benutzt 

 werden können. — Will man die Gaskammer auf dem heizbaren Ob- 

 jecttisch von ScHULTZE benutzen , welcher nur ein dünnes Strahlen- 

 bündel durchlässt, so kann es bei ungünstigem Himmel wünschens- 

 werth werden, das Object in eine grössere Nähe zum Spiegel zu brin- 

 gen. Man kann dann einen gläsernen Deckel von denselben Dimensio- 

 nen wie dererstere, aber mit weiterer Oeffnung, benutzen, auf dessen 

 innere Seite ein etwa 2 Mm. hoher, unten durch das Deckglas ver- 

 schlossener Glasring aufgekittet ist. Dann befindet sich das Object nur 

 etwa iiMm. über der Oberfläche des Objecttisches. Wenn man mit 

 schwächerer \ ergrösserung untersuchen u ill , kann man den Tropfen 

 mit dem Object auch unmittelbar auf die Glasplatte bringen, welche 

 den Boden der (iaskammer bildet. Auch könnte man, obschon weniger 

 praktisch, Glasring und Deckglas weglassen, am Tubus des Mikroskops 

 eine feuchte Kammer der RECKLiNGHALSEN'schea Conslruction anbringen 

 und diese aussen auf den Deckel der Gaskammer aufsetzen. Das Object 

 \Aürde dann auf den Boden der Gaskammer kommen. In diesem Falle 

 befände sich das Objectivsystem in einem mit der Gaskammer commu- 

 nicircnden Rnum. Ks kann duich die Oetfnung im Deckel beliebig weil 



