Ueber die Flimmerbewegung. 387 



Schloimhaut gehen, so werden die Thonspitzen auf die beiden an den 

 KorkpliUlchon fostgosteckton Enden der Schleimhaut aufgesetzt. Man 

 sorgl, dass sie gut mit Salzlösung (von 0,5 — 0,7ö ^o) getränkt seien 

 und knetet die Spitzen recht fest. Letzteres rauss wenigstens bei der 

 oberen Eicktrodo immer der Fall sein, weil von dieser leicht durch die 

 Thäligkcit der Wimperhaare, aber auch unter dem Einiluss starker 

 elektrischer Entladungen Thonbröckel abgelöst und dann in schmutzi- 

 gem Strome über die Oberfliiche der Schleimhaut nach der unteren 

 Elektrode fortgeführt werden. Man kann sich dagegen auch wohl 

 schützen, indem man im Umkreise der oberen Elektrode das Flimmer- 

 epithel mit einem Glassläbchen wegkratzt, und wenn man die Thon- 

 spitze nach dem Aufsetzen auf die Schleimhaut wieder so weit hebt, 

 dass sie nur durch einen etwa 2 Mm. hohen Flüssigkeitskegel mit der- 

 selben noch in Verbindung bleibt. Sind die Elektroden vorläufig an- 

 gebracht, so regulirt man den Stand der Flüssigkeit im Glaslroge durch 

 Zufügen oder Wegsaugen so, dass die 0])erfläche der Schleimhaut mit 

 einer äusserst dünnen Flüssigkeitslage eben bedeckt bleibt. Ist die 

 Flüssigkeilslagc dicker, so treten leicht Unregelmässigkeiten in der Be- 

 wegung des Signals ein. 



Als Signal benutze ich ein 1,5 Mm. langes, 0,5 Mm. breites, an 

 einem I 5 Gent, langen Coconfaden genau vertical über der Mitte der 

 Schleimhaut aufgehängtes Lacktröpfchen. Der Coconfaden wird von einer 

 Klemme gehallen, die an einem Träger auf und nieder bewegt werden 

 kann. Beim Aufsetzen des Signals senkt man die Klemme so weit, 

 dass das Signal auf die Schleimhaut aufstösst; hierauf hebt man dann 

 die Klemme wieder so weit, dass nur die Spitze des Lacktröpfchens 

 noch die Oberfläche der Schleimhaut berührt, diese aber nicht drückt. 

 In dieser Stellung wird die Klemme fixirt. Man kann dann das Signal, 

 indem man den Coconfaden mit einer trocknen Pincelte anfasst, ohne 

 Nachtheil für die Zellen von der Schleimhaut abheben und wieder auf- 

 setzen. 



Es kommt nun darauf an, die Lage und Länge der Bahn zu be- 

 stimmen, welche das Signal durchlaufen soll. Diese Bahn muss in allen 

 zu einer Reihe gehörenden Versuchen genau dieselbe sein. Man be- 

 merkt nämlich sogleich, dass die Schnelligkeit, mit der das Signal fort- 

 l)ewegt wird, selbst auf einer ganz horizontal und fallenlos ausge- 

 spannten Schleimhaut an verschiedenen Stellen ziemlich verschieden 

 ist. Denkt man sich die Schleimhaut der Länge nach in parallele Strei- 

 fen von 0,5 Mm. Breite gelheilt, so beträgt der Unterschied in der 

 Schnelligkeit der Strömung an der Oberfläche zweier benachbailer 

 Streifen zuweilen 10% 1^'s 20%. Ebensowenig ist an allen Stellen 



2.V+ 



