Erklärung der Abbildungen. 



Tafel VI. 



Alle Kiiiuit'ii sind in niilürlichcr Grösse ijczciciinft. 



Fiii. I. I'laclionansicht der Gaskammer von oben. 



ua Der Deckel mit der centralen OcfTnung b, welche innen durch das 



Deckglas verschlossen wird (vergleiche Fig. II u. IV). 

 cc Die Klammern mit den Schrauben, durch welche der Deckel auf die 

 messingenen Seitenwände der Kammer aufgepresst wird. Ihre An- 

 wendung ist nur dann nöthig, wenn der Gasdruck im Inneren der 

 Kammer so hoch steigen sollte, dass der Deckel emporgehoben wird. 

 Für gewöhnlich reicht e.s aus, die Ränder des Deckels mit etwas Fett 

 zu bestreichen und denselben dann fest aufzudrücken. 

 d Ein Einschnitt im Deckel, der das Hervorziehen und hiermit das Ab- 

 heben des Deckels erleichtert. 

 ee Die messingenen Ansatzröhren, zum Befestigen der Kautschukschläu- 

 che. Für den Gebrauch der Kammer auf dem heizbaren Objecttisch 

 von M. SciULTZK werden Ansatzröhren von 35 Millimet. Länge ange- 

 schraubt. 

 Fig. II. Verticaler Längsschnitt durch die Mitte der Gaskammer. 

 aa Der Deckel. 

 b Das Deckglas, welches die centrale Oeffnung von unten lier verschliesst 



und an dessen Unterfläche der Tropfen mit dem Objecl k()n)ml. 

 c, d, e wie in Fig. I. 



f Die den Boden der Gaskammer bildende Glasplatte. 

 Fig. III. Verticaler Querschnitt durch die Kammer, in der Höhe einer der beiden 

 Klammern. Zeigt die Befestigung des Glasbodens f in den Seitenwänden. 

 Ebenso die Befestigung der Klammer cc. 

 Fig. IV. Verticaler Längs.schnitt durch die Mitte des Glasdeckcls für elektri.sche 

 Reizung. 

 XX Die beiden Oeffnungen im Glasdeckel , durch welche die Elektroden 

 in's Innere der Kammer treten. Die Oeffnungen sind mit Tlion aus- 

 gefüllt, welcher sich auf der unteren Fläche des Deckels in einer Rinne, 

 die unten durch ein Deckglas A geschlossen ist, bis an den Rand des 

 Präparates fortsetzt. Bei xx werden die Thonspitzen der du Bois'schen 

 unpolarisirbaren Elektroden aufgesetzt. 

 Fig. V. Verticaler Quer.schniil durch den Deckel für elektrische Reizung, in der 

 Höhe einer der Oeffnungen für die Elektroden. 

 gg Die beiden Glasleistchen im Querschnitt, welche die Rinne für den 



Thon bilden. 

 X und h wie in Fig. IV. 



