8o SuKLO Sr05TAMENTO DEL MEnCURIO CC. 



meno sensibile lo spostamento, possono concorrere altre cir- 

 costanze a togliere apparentemente ne' termometri ad alcool 

 r elTetto dovuto allo spostamento medesimo, e sono: i.° una 

 porzione dell' alcool che facilmente può evaporare nella parte 

 del tubo rimasta vuota, e che (juindi si raccoglie e rimane 

 aderente all'estremità chiusa ermeticamente massime se ter- 

 mina capillarmente: a.° un velo d'alcool che rimane aderente 

 per qualche tempo lungo le pareti interne del tuljo che bagna, 

 quando da una temperatura più alta sì fa rapidamente discen- 

 dere il liquido appunto per osservare lo spostamento se ha 

 luogo al termine del ghiaccio: 3.° una porzione del liquido 

 stesso che si converte allo stato aeriforme in ragione diretta 

 della temperatura dell'ambiente e della capacità del tubo ri- 

 masta vuota: 4-*' precipitando col tempo una porzione della 

 sostanza colorante dell' alcool e questa precipitazione dipen- 

 dendo da una condensazione delle parti, deve per necessità 

 diminuirne il volume totale: 5.° se in origine un termometro 

 ad alcool fu graduato nel ghiaccio, ma non tutta profondata 

 in esso quella porzione del tubo contenente il liquido, e stando 

 la temperatura esterna più alta ; precauzione a cui poco si bada 

 generalmente; allora riposto il termometro nello stesso ghiac- 

 cio ma anche con tutta quella porzione del tubo , come si 

 dovrebbe fare per esplorarne lo spostamento, questo ancorché 

 avesse luogo, potrebbe non apparire pel ristringimento di quell' 

 alcool in ragione diretta della lunghezza del tubo eh' era ri- 

 masta fuori e della temperatura più alta dell' ambiente. Ciò 

 è in causa della grande dilatibilità dell'alcool rispetto al mer- 

 curio; per cui graduati due termometri l'uno ad alcool e 

 r altro a mercurio nello stesso Jjagno freddo, ma prolungata 

 al di fuori un' eguale lunghezza di tubo occupata dal liquido 

 stando la temperatura dell'ambiente più alta; rimessi ambe- 

 due nello stesso bagno con anche quella porzione di tubo 

 occupata, il termometro ad alcool si manterrà più basso: vi- 

 ceversa succederà ne' gradi superiori. Se si costruisse un ter- 

 mometro coir ac([ua, l'effetto dello spostamento sarebbe ancora 



