Del Canonico Angelo Bellani 8i 



più notabile che non in quelli a mercurio, per esser la dila- 

 tazione dell' acqua ne' gradi di temperatura prossimi alla sua 

 congelazione nulla, anzi retrograda, e potendosi facilmente for- 

 mare recipienti molto grandi. Del resto aveva io già dimostrato 

 {Giornale di Fisica di Pavia io2,3 bim. i.° Articolo i.°) che 

 il mercurio per sua natura non essendo idoneo ad assorbire 

 alcun liquido ne' fluido aeriforme, non potrebbe menomamente 

 sviluppare aria, sottratta la pressione atmosferica; e benché 

 si continui comunemente a dire che coU'ebollìzione del mer- 

 curio si viene a purgarlo dall'aria e dall'umidità ospitante 

 nella costruzione de' barometri e de' termometri ; quella ope- 

 razione propriamente non serve che a sviluppare ed espellere 

 r umidità e l' aria aderente alle pareti del vetro mediante 

 quell'alta temperatura; e per cui quella minima porzione 

 d' aria che pur si scorge talvolta all' estremità del tubo ba- 

 rometrico, quando coli' inclinazione si obbliga il mercurio a 

 riempirlo, oppure rimane nella bolla del termometro, era dessa 

 un residuo di quella eh' era aderente alle interne pareti, rac- 

 coltasi in un punto solo; quando però quella discontinuità 

 del mercurio non provenisse talvolta da polviscoli rinchiusi, e 

 già prima esistenti nell' aria, oppure da estranee molecole già 

 aderenti al vetro. 



Altri due distinti Fisici , Legrand e Despretz , riconob- 

 bero bensì quella stessa causa da me assegnata e comprovata 

 in diverse mie Memorie, ma senza che neppur se ne faccia 

 dal primo di me menzione; e in quanto poi da me discordano, 

 si trovano fra loro stessi in opposizione. Nella seduta 3c Gen- 

 najo 1837 dell'Accademia R. delle Scienze di Paiigi Legrand 

 ha presentato una Nota sullo spostamento dello zero nella 

 scala dei termometri a mercurio colla quale volle provare: 

 „ i.° Che lo spostamento dello zero raggiunge il suo limite 

 „ di grandezza ossia arriva al suo massimo dentro lo spazio 

 „ di quattro mesi, a." Nei termometri il recipiente de' quali 

 „ è in vetro, lo spostamento arriva fino a mezzo grado centi- 

 ,5 grado, ma in quelli che hanno il recipiente di cristallo o 



Tomo XXII. h 



