84 Sullo spostamento del mercuhio ec. 



provenire dalla diversità del vetro. In quella mia prima re- 

 lazione del l'enomeno aveva già detto positivamente che non 

 influiva sul risultato la qualità diversa di vetro o cristallo ; 

 e in un successivo scritto indico lo smalto e il cristallo come 

 egualmente soggetti. La quantità poi dello spostamento natu- 

 rale a me consta essere in generale alquanto maggiore di quella 

 assegnata da Legrand,ma non mai arrivare un grado centigrado. 

 3." Non e poi possibile che dopo una temperatura eguale 

 a quella dell' ebollizione del mercurio ricada lo zero al punto 

 eh' era immediatamente o prossimamente subito dopo la cos- 

 truzione del termometro ; perchè se Legrand medesimo prova 

 che quanto più si riscalda un termometro e si raffreddi quindi 

 prestamente, tanto più si abbassa il punto dello zero; per la 

 stessa ragione siccome la temperatura del mercurio bollente 

 è ben lontana dall'eguagliar quella della bolla vitrea nell'atto 

 che passa dallo stato pastoso a quello solidoj così dovrà sempre 

 essere maggiore l'abbassamento sul termometro riempito subito 

 dopo soffiata la bolla e tosto graduato nel ghiaccio, che non 

 quando si rimettesse dopo molto tempo al grado del mercurio 

 bollente. 



4.° Aveva io già ripetutamente assomigliato l'effetto dello 

 spostamento a quanto deve succedere nei vetri non ricotti 

 per una specie di tempera, come succede in un modo eminente 

 ma in senso opposto e finora inesplicabile nelle lacrime bat- 

 taviche e ne' cosi detti mattracini di Bologna; ma non ho 

 mai stimato che il jicuocere i termometri, ossia lo stemperarli 

 rimediasse pienamente al difetto, perchè nelle vicende di tem- 

 peratura alle quali si assoggettano comunemente questi stru- 

 menti, anche tra i soli limiti dalia congelazione all'ebollizione 

 dell'acqua, si alterano sensibilmente i punti fissi per un par- 

 ziale spostamento. D' altronde in pratica sarebbe operazione 

 troppo lunga e fastidiosa il ridurre prima tutti i termometri 

 capaci a sopportare il grado dell'ebollizione del mercurio, e 

 lasciarli lentissimamente raffreddare per quindi diminuire nell' 

 uso più comune la lunghezza, o capacità del tubo poco più 



