Del Canonico Angelo Bellani 85 



sopra i gradi deU'eboUizione dell'acqua, cioè di due terzi circa: 

 e tanto più quando si volesse limitare la scala a soli 4" o 5c 

 gradi sopra o°, come frequentemente si pratica coi termometri 

 che non devono esporsi che alle temperature dell' atmosfera. 

 Oltre di che in questi essendo ogni grado molto più esteso 

 ed anche suddiviso, lo spostamento riescirebbe sensibile egual- 

 mente anche nella variazione di pochi gradi. Credo dunque 

 mezzo più comodo, più sicuro e più completo il lasciar stagio- 

 nare i termometri un anno prima di fissarne la scala^ e anche 

 per fissar questa cominciar dal segnare il punto del ghiaccio, 

 e quindi quello dell' acqua bollente, e non viceversa ; perchè 

 nel primo caso sebbene il detto punto si trovasse più basso 

 rimettendo lo strumento nel ghiaccio, pure col tempo anche 

 questo minor difetto svanirebbe, mentre facendo l'operazione 

 inversa si troverebbe col tempo rialzato, e per sempre il punto 

 marcato nel ghiaccio. Mi sembra poi che pei comuni termometri 

 ne' quali non si richiede la maggior precisione, basterebbe anche 

 appena fatti di fissarli sulla scala un mezzo grado al dissotto del 

 punto marcato nel ghiaccio che si fonde, per trovarli poi dopo 

 un anno rimontati al vero punto stazionario con qualche mi- 

 nima diversità da potersi trascurare. 



5° Trovo finalmente difettoso il metodo indicato dall'Au- 

 tore nel costruire i termometri , se confessa doversi talvolta 

 riscaldare a differenti riprese qualche termometro durante un 

 intiera giornata senza neppur potere riescire a scacciarne tutta 

 V aria aderente alle pareti del recipiente, mentre in altre cir- 

 costanze basta un' ora o due: per me basta uno o due mi- 

 nuti. E qui mi sia lecito di soggiungere che nelle opere di 

 alcuni Fisici d' altronde celebratissimi s'insegna bensì il modo 

 di riempire i termometri^ ma che poi in pratica non si rico- 

 «osce pel migliore. 



Nella seduta ig Giugno 1887 Despretz presentò all'Ac- 

 cademia R.eale di Parigi le sue Osservazioni sullo spostamento 

 e sulle oscillazioni dello zero del termometro a mercurio ( An- 

 nales dcs Chimie e Physique T. LXIV an 1837 pag. 3 12. 



