9^ Sullo spostamento del meucuiuo ce. 



Il cliiarissimo Sig. G. Lihri ( Memoììa sulle determina- 

 zione della scala nel termometro dell' Accademia del Cimento, 

 yìnnnl. de CJiim. et Pliys. T. XLl i83o) aveva trovato clie 

 in alcuni tcnuoaietri dclT antica Accademia del CinuMito i i- 

 inessi nel ghiaccio, lo spirilo di vino in essi contenuto discen- 

 deva allo stesso o quasi allo stesso punto originario. Egli gen- 

 tilmente mi aveva mostrato nel suo passaggio da Milano questi 

 termometri, siccome molti altri ne aveva io veduti nel Museo 

 di Firenze, e nell'Università di Bologna. Devo dunque pre- 

 mettere che i gradi di questi termonietii già poco Ira loro 

 distanti non sono già tracciati so[)ra scale di legno, carta, o 

 metallo come si fa adesso, ma vi sono divisi i gradi immedia- 

 tamente sul tuho stesso teirnometrico con alcuni glohetti di 

 vetro, o smalto colorato fusivi sopra, ossia perline alternanti 

 ogni cinque o dieci nere con una hianca, o viceversa per po- 

 terli più facilmente contare. Ora oltre all'essere questa divi- 

 sione molto grossolana di modo che lo spazio occupato da ogni 

 gloLetto e([uivaleva in alcuni di (|ue' termometri a poco meno 

 deirintervallo fra un grado e l'altro, non si sarehhe potuto 

 per conseguenza ben precisare il punto di ciascun grado dove 

 incominciava e dove finiva: per quanto poi fosse stata glande 

 l'abilità dell'artefice, ossia del gonfia, che certo era grandis- 

 sima, non era possibile clic potesse sempre fissare alla lucerna 

 i globetti equidistanti, né potenvasi più correggere un errore 

 commesso. Non era poi possibile di potersi eseguire questa 

 graduazione rimanendo lo spirito nel bulbo e lungo il tubo, 

 perchè come ciascuno può immaginarsi, dovendosi fondere quel 

 globetto di vetro e saldarsi sulla superficie del tubo, bisognava 

 che il tubo stesso participasse in que' punti ad una tempe- 

 ratura altissima di vetro rovente, alla quale sicuramente non 

 avrebbe potuto reggere il liquido contenuto e ne veniva di 

 necessità la rottura del tubo medesimo. Ora nessun mezzo ri- 

 maneva, a mio avviso, per segnarvi e per eseguire la scala se non 

 che dopo rienq)ito il termometro, e fissati in (jualunque modo i 

 punti principali della divisione, votare nuovamente lo strumento. 



