i48 Descrizione di alcuni istrumenti ec. 



Bla col capovolgere il cerchio, e guardando nella maniera 

 che indica la figura 4-" si ottiene parimente la vista dei due 

 orizzonti O, O' diametralmente opposti, e ciò quando lo spec- 

 chio mobile abbia girato un angolo retto; inoltre si prendono 

 tutte le altezze comprese fra 63' (supplemento di 297") e 

 180°, di guisa che 1' angolo escluso nell' antecedente posizio- 

 ne per r ombra del telajo BC, resta in questa seconda ma- 

 niera misurabile. Da ciò quindi evidentemente emerge quest' 

 altra utilità, che combinando i due modi di tenere l'istrumento 

 diretto o capovolto, alcuni angoli vengono misurati tanto al 

 di là come al di qua del punto zero^ per cui 1' osservazione 

 preparatoria che fa conoscere 1' errore dell' alidada si rende 

 inutile. Tali angoli sono i compresi fra zero, e 27", fra 63' e 

 120% fra 100° e 180.° 



Uno dei vanta2;i:i di maifiriore Importanza che un cerchio 

 intero possegga, si è quello di correggere mediante dei nonii 

 opposti gli errori di eccentricità, e di attenuare quelli delle 

 divisioni. Questo solo basterebbe a farlo anteporre ad un qua- 

 lunque istrumento costruito sullo stesso principio, che non 

 avesse per lembo, che una porzione della circonferenza, quan- 

 tunque di un raggio assai maggiore. Troughton senza appog- 

 giarsi ad alcun calcolo, ma giudicando solo con quel tatto fino 

 che una lunga esperienza gli aveva procurato, pensava che 

 nel suo cerchio di riflessione non ripetitore avente tre nonii, 

 e col quale si osserva a dritta e sinistra dello zero, gli errori 

 delle divisioni fossero ridotti ad un sesto del loro semplice 

 valore. Conseguentemente il cerchio suo potrebbe stare al pari 

 di un sestante di rao;o;io sestuplo. 



Non fermandomi a discutere qui se 1' opinione del cele- 

 bre artista inglese sia totalmente precisa, dirò che nel mio 

 istrumento oltre i quattro nonii dei quali è corredato, esiste 

 ancora un artificio con cui gli angoli possono a piacere mi- 

 surarsi sopra qualunque parte del lembo diviso. La rotella 

 EF ( fig. %"■ ) ha un perno che passa per 1' asse del cerchio 

 nonio CD, intorno del quale, occorrendo, si volge. Da questo 



