324 DlNAM0-MAGNET03IETR0 



Ad oggetto poi di far conoscere l' importanza, e la uti- 

 lità di questo mio apparecchio pubblicare, in un colla descri- 

 zione del medesimo, i più interessanti risultanienti che potei 

 ottenere del magnetismo temporario. 



Il presente mio lavoro rimane diviso in due parti, nella 

 prima delle quali contiensi la descrizione e l'uso del Dinamo- 

 niasnetometro, e nella seconda si contiene una succinta indi- 

 cazione delle più importanti proprietà delle calamite tempo- 

 rari e. 



PARTE PRLAIA 



Descrizione del Dinamo-magnetometro. 



I due stanti di figura parallelepipeda BB, B'B' pian- 

 tati perpendicolarmente sulle basi orizzontali AA, A'A', e le- 

 gati tra loro dalle traverse parimenti orizzontali HH', SS' co- 

 stituiscono il solido castello di noce a cui sono raecomandate 

 tutte le parti componenti questo apparecchio, che serve a mi- 

 surare la forza, che le calamite temporarie acquistano dalle 

 correnti elettriche, anche nel caso che giugnessero a sostenere 

 un peso di mille kilogrammi, cioè più di due milla libbre di 

 marco. 



CG'DD'D" è il Dinamometro di Regnier strumento comu- 

 nemente noto, ce è la molla ellittica di acciaro : DD'D" è 

 la custodia del quadrante e dell' indice E. LL'L ' è un robu- 

 sto rampone di ferro avente la figura della lettera Y, le di 

 cui branche hanno I' estremità L'L" piegate ad angolo retto, 

 e l'asta termina con un occhio L. 



La traversa HH' ò munita nel suo mezzo di un pertugio 

 cilindrico lungo tanto quanto è la sua grossezza. Questo per- 

 tugio viene riempiuto da una vite MM', la cui estremità 

 M è munita di un uncino, e l'altra M' di una madrevite. 

 All' accennato uncino è attaccato lo rampone LL'L" mediante 

 l'occhio L, e sull'estremità delle branche incurvate L'L" 

 riposa la molla CC del Dinamometro. 



