( 97 ) 

 tra di nuovo precisanieute segnare il luogo in cui real- 

 mente trovasi nel già compiuto istrumento , e nell'im- 

 piego del medesimo vakUar bene le parti , e frazioni 

 di parli intermedie tra lo stesso punto , e quello in 

 cui arriva il liquido , su cui cade 1' esame. 



Nel far uso , non meno che nel costruire l'areo- 

 metro, fa duopo aver riguardo ad alcune circostan- 

 ze , che trascurate non possono che menarci ad errori. 



E chiaro esser sommamente importante, che il 

 volume dell' areometro resti invariabile ; quindi ne 

 segue doversi a quelli di metallo preferire quelli di 

 vetro, essendo i primi suscettivi di cambiar forma e 

 volume dietro ad urto , o pressione ; ne segue ancora 

 rendersi necessario il ben pulire l'istrumento, onde 

 togliere 1' imbratto di sostanze straniere , che potreb- 

 bero alterarne il volume. 



In facendo uso dell' istrumento , sarà in oltre ne- 

 cessario dare all' apparecchio una leggiera scossa , 

 onde assicurarsi dell'equilibrio. . / .,; 



Il peso , del pari che.il volume degli areometri, 

 debbe essere invariabile, convien dunque curare , che 

 non si bagni la parte non immersa; altrimenti il peso 

 verrà aumentato, e le indicazioni dell' istrumento non 

 quali converrebbero allo stato del liquido. 



E finalmente di non lieve importanza , in occa- 

 sione delle acque minerali, aver presente la bella os- 

 servazione del signor Covelli circa 1' influenza delle 

 bollicine dei gas ( Rapporto suWacqua Ventina ). 



