Zwei neue Messinstrumente. 



117 



denn sie stellten sich nach einiger Zeit auch an Lufkondensatoren 

 der oben beschriebenen Art ein und verschwanden wieder, wenn 

 das System auseinander genommen und nach lieinigung der Ebonit- 

 versperrungen wieder frisch zusammengesetzt wurde ; solche Rück- 

 stände wurden auch veranlasst durch Ueberbrücken benachbarter 

 Röhren durch Fremdkörper, wie kleine Fäserchen etc. 



Gelegentlicli habe ich an solchen Parafhukoiulensatoren eine 

 früher gemachte Beobachtung ') wiederholen können, nämlich die, 

 dass bei wiederliolter Ladung der Kondensatoren deren Rückstände 

 immer kleiner wurden, das Dielektrikum sich also verbesserte. 



Um zwischen den Leitern der Paraftinkonden- 

 satoren jegliche Versperrungen zu vermeiden und 

 nur reines Paraffin als Dielektrikum verwenden zu 

 können, wurden in der Folge die Kupferröhren zu- 

 nächst montiert auf einer etwa 1 cm dicken Boden- 

 platte von Paraffin, (vergl. Fig.) mit dem Schmelz- 

 punkte 74 — 76° in welche kreisrunde, feine 1 mm 

 tiefe Rinnen eingedreht waren. Die obei-n Enden 

 der Kupfercylinder wurden vorläufig mit Glasstäbchen 

 als Versperrungen fixiert, und dies System in ein 

 Gefäss mit flüssigem Paraffin vom Schmelzpunkt 

 4(j— 48° eingesenkt; wenn dann durch das von unten fortschreitende 

 Erstarren des Paraffins die Kupferröhren genügend fixiert waren, 

 wurden oben die Glasstäbclien herausgezogen und die Masse nun 

 vollends erstarren gelassen, uiul nun befand sich zwischen den 

 Leitern nur Paraffin. Für das als Bodenplatte verwendete Paraffin 

 hatte ich gleiche Dielektricitätskonstante und Isolation festgestellt 

 wie für die andern Paraffine. (Es waren 4 Sorten untersucht worden : 

 mit Erstarrungspunkten 4()— 48°, 52-54°, 56—58°, 76-78o). 



Von zwei, nach diesem Verfahren hergestellten Paraffinkon- 

 densatoren zeigte der erste einen Rückstand von C^ '/s" o, ein 

 zweiter Hess, nachdem eine erste Entladung einen Entladungs- 

 ausschlag von über 600 Scalenteilen ergeben hatte, bei einer zweiten 

 Entladung keinen Ausschlag mehr sicher erkennen, er war also 

 so gut wie rückstandslos; seine Ladungszeit ist nicht über eine 



') Hertz, Wiedemanns Ann. Bd. 20 u. : Verhandinngen der schweizerischen 

 Naturforscherversammlung, 1894. 



