120 



Alfred Kleiner. 



einen Spiegel s, zu dessen Beobachtung Fenster an den stromfüh- 

 rendt'U liöliren angol)i'ac-lit sind. 



Ein erstes Instrument der beschriebenen Art, mit einem Mag- 

 neten von 20 mm Länge und 20 mm äusserm Durchmesser, hatte 

 bei kleinem Fadonabstand eine solche Empfindlichkeit, dass, als 

 untere Grenze, zehntausendstel Ampere gemessen werden konnten ; 

 es erwies sich aber als nicht ganz astatisch, indem ein genäherter 

 Magnet Ablenkungen bewirkte; dies rührt zum Teil von nicht 

 ganz symmetrischer Magnetisierung her, zum Teil auch von etwas 

 freiem Magnetismus an der Brücke h; doch ist die Itichtkraft, 

 welche diese Ursache hat, sehr klein verglichen mit der durch 

 die Art der Aufhängung bedingten, auch wird durch die Existenz 

 einer solchen Kichtkraft das Sinusgesetz nicht beeinträchtigt, da 

 sie ebenfalls proportional dem Sinus der Ablenkung ist. Ich habe 

 mit Erfolg diese Richtkraft auf ein Minimum reduziert, indem 2 

 gleiche Magnetsysteme mit einander verbunden wurden, wobei die 

 Brücken senkrecht zu einander gestellt waren. 



Es wäre leicht, solche Instrumente mit 

 Flüssigkeitsdämpfung zu versehen ; doch em- 

 pfehlen sich Luftdämpfung oder Induktions- 

 Dämpfung besser, welche anzubringen keine 

 grossen Schwierigkeiten bieten sollte. 



Erwähnenswert ist die Art und Weise, 

 wie Magnete der oben beschriebenen Form 

 bis zur Sättigung zu magnetisieren sind. 

 Es wurden dazu grössere, kapseiförmige mit 

 Maschienenstrom zu erregende Elektromag- 

 nete M verwendet, auf welche in aus der Figur (Schnitt durch 

 die Achse) ersichtlicher Weise die Magnete in als Schluss des mag- 

 netischen Kreises aufgesetzt wurden. 



Zürich, März 1896. 



