I. Ueber die Aemlerung der specifisclien Wärme des Wasaers. ' 125 



die Depressionen bei diest-ni Thermometer nahezu proportiunal mit 

 dem (Quadrate der Temperatur sich üikUtm. Er glaubte trotzdem 

 in dem Tempei-aturintervall von 0*^ — 40" die Sclnvankungen des Eis- 

 punktes vernachlässigen zu können, wenn er die Vor.<icht gebrauche, 

 sowohl bei den Temperaturmessungen als bei den Vergleichungen 

 mit dem Luftthermometer die Thermometer erst eine Woche nach 

 der letzten Erwärmung auf 40" zu benützen. Wäre es m()glich. 

 sowohl bei den Vergleichungen als bei den Messungen die Tem- 

 peratur genau in gleicher Weise variieren zu lassen, so würde in 

 der That das Hesultat von den durch die Schwankungen des Eis- 

 punktes bedington Fehlern so ziemlich befreit. 



In Wirklichkeit stieg aber bei den Bestimmungen des Wärme- 

 äquivalentes die Temperatur pro Stunde um 30" bis 34", also pro 

 Minute um 0.5". Eine Vcrgleichung mit dem Luftthermometer 

 wäre aber bei diesen raschen Temperaturänderungen unmöglich 

 durchzuführen gewesen. Es ist somit die Grundbedingung für eine 

 Elimination des Einflusses der Schwankungen des Eispunktes nicht 

 erfüllt woi'den. 



Im internationalen Mass- und Gewichtsbureau zu Broteuil, in 

 den Normal-Aichungs-Kommissionon zu Berlin und Wien, sowie in 

 der Heichsanstalt und im Signal Office zu Washington w-erden bei 

 der Berechnung der Angaben der Quecksilberthermometer stets die 

 deprimierten Eispunkte zu Grunde gelegt. 



Bei der früher in Deutschland allgemein üblichen und von 

 Herrn Kowland befolgten Methode, von den nicht deprimierten 

 Eispunkten auszugehen, fallen die relativen Gangunterschiede dei- 

 Quecksilberthermometer, also auch die Keduktionen auf das Luft- 

 thermometer wesentlich anders aus, als bei der obigen strengeren 

 Berechnungsweise'), und sie sind überdies Aenderungen unterworfen 

 je nach der Behandlung der Thermometer. Fehlen (jenaue Augahen 

 hierüber, so können die Temimraturmessuiujen selbst diireh eine nach- 

 trägliclie Vergleichung der Tlterniometer nieht mehr in aller Strenge 

 auf eine Normalskale, z. B. auf die des WasserstoJf'tJiernionieterfi des 

 internationalen Mass- and Gewiclitsbareaus reduziert werden. 



') Vergl. J. Pernet: Ueber die Nullpunktsdepressionen der Nornialtliernio- 

 nieter in Carls Rep. für Experimentalphysik. XI, p. '257 — oü!'. München 1875. 

 Traviiux et memoires du bureau international des poids et mesures. Vol. 1. 

 Part. H und Vol. IV. 18öl und 1881. IJuU.'tin de la Soc. de physique. Paris 1881. 



