IJC) • Jolianii Pernet. 



Ik'i (Kill liolicii Wei'to, der den B(!stiiiiimnigen dos niceliiuii- 

 schen Aequivalentes der Wärmeeinheit durcli Joule und I\uvvh\nd 

 zukommt, ist es von Interesse, zuniiclist wenigstens annähernd ilire 

 Temperaturskalen auf diejenigen des internationalen Bureaus zu 

 reduzieren. Zu diesem Zwecke untersuchte nnd verglich Herr 

 .Schuster') mit grosser Sorgfalt die Thermometer, die Joule benützt 

 und mit einem ihm von Herrn liowland übersandten Thermometer 

 verglichen hatte, neuerdings mit einem Thermometer von Tonnelot 

 und einem Thermometer von Baudin, von denen das eine direkt, 

 das andere indirekt an die Temperaturskale des internationalen 

 Bureaus angeschlossen war. 



Dem Zwecke entsprechend erfolgten die Vergleichungen in 

 der Weise, wie die Thermometer bei den kalorimetrischen Versuchen 

 benützt wurden, und ebenso auch die Reduktionen der Angaben 

 der Joule"schen Thermometer unter Annahme eines konstant blei- 

 benden Eispunktes, während die Eispunktsvariationen l)ei der Re- 

 duktion der Angaben des Thermometers von Tonnelot berück- 

 sichtigt wurden. Wäre letzteres auch bei den Ablesungen des 

 Thermometers von Joule geschehen, so wäre, wie Herr Schuster 

 mit Recht hervorhebt, der Gangunterschied etwas anders ausge- 

 fallen. Auch die im Maximum bis auf 0.02'' ansteigenden Ab- 

 weichungen zwischen den direkten Resultaten beider Vergleichs- 

 reihen sind wohl hierauf zurückzuführen. 



Nachdem Herr Schuster mit Hülfe der von Herrn Chappuis für die 

 Thermometer von Tonnelot gegebenen Reduktionstafel die Angaben 

 dieser auf das Stickstotfthermometer reduziert hatte, fand er, dass 

 die für die Thermometer von Joule sich ergebenden Korrektionen 

 wesentlich von denjenigen abwichen, die Herr Rowland aus den 

 Vergleichungen von Joule abgeleitet hatte. Ist diese Gangdifferenz 

 reell, so giebt die Rowland'sche Temperaturskale gegenüber der 

 internationaU^n StickstofTskale zu niedrige AVerte und die Tem- 

 peraturinessungen erfordern somit eine positive Korrektion, die bei 

 20" -^0.05°, also 2.5 pro Mille beträgt. 



Die Resultate der etwas ausgeglichenen Reihen der Verglei- 

 chungen stimmen genügend untereinander, um zu einem Mittelwerte 

 vereinigt zu werden. Darnach wären nach den Beobachtungen 



') Pliil. mag. (V). Vol. 39, pag. 477—501. 



