I. Ueber die Aenderung der specifischen Wärme des Wassers. 127 



des Herrn Schuster zu den Howland 'sehen Temperaturen Ix-hufs 

 Reduktion auf die internationale Stickstoffskale die naelif'olgenden 

 in Tausendstelsgraden ausgedrückten Korrektionen hinzuzufügen» 

 die aus dem obgenannten Grunde mit einer Unsicherheit von einigen 

 Tausendstelsgraden bis zu O.Ol" behaftet sind. 



bei 8» 90 12« 13" U^ 15« 16'^ 17« 18" 19« 20" 21" 23" 

 +0.014 +24 +38 +43 +46 +48 +50 +51 +52 +51 +48 +45 +45 



Herr Schuster lässt die Frage offen, ob die von ihm abgeleite- 

 ten Korrektionen reell, oder irgend einem Fehler in den Verglei- 

 chungen zuzuschreiben seien, und ist der Ansicht, dass diese wichtige 

 Frage nur durch eine direkte Vergleichung eines Kowland'schen 

 Thermometers mit einem in Breteuil verglichenen Thermometer 

 gelöst werden könne. 



Da dies meines AVissens noch nicht geschehen ist, es ander- 

 seits aber gerade darauf ankommt, zu entscheiden, ob diese Korrek- 

 tionen anzubringen sind oder nicht, da, wie wir sehen werden, den 

 Resultaten des Herrn Lüdin zufolge im Intervall von 0° — lOO" die 

 Aenderungen der specifischen Wärme nur wenige pro Mille be- 

 tragen, so versuchte ich aus den von mir mit grösster Strenge im 

 internationalen Bureau ausgeführten Vergleichungen von Baudin'- 

 schen Thermometern ähnlicher Art (Nr. 6654 und 760')) die Gang- 

 dift'erenz der Rowland'schen Thermometer abzuleiten, wobei nicht 

 übersehen werden darf, dass Thermometer aus demselben Glase 

 selbst nach sorgfältiger individueller Untersuchung stetig verlaufende 

 Differenzen aufweisen können, die im Maximum sogar 0.0 1" er- 

 reichen können. 



Das Tliei luometer von Baudin Nr. 66r)4, im .lahic 1877 kon- 

 struiert, war von mir als Hauptnormal thermometer betrachtet 

 worden. Die Bestimmung seiner Konstanten geschah daher mit 

 der grössten Sorgfalt. Die Maximaldepression des Eispunktes nach 

 einer Erwärmung auf 100" betrug 0.45". Es ist wohl anzunehini'n, 

 dass dieses Thermometer aus demselben Glase besteht wie die 

 im Jahre 1876 angefertigton Thermometer von Baudin Nr. 6163» 

 6165 und <il'")(i. die Herr Rowland benutzt hat. 



Das Thermometer von Baudin Nr. 7605 war im April 1880 

 konstruiert. Es ist w^ahrscheinlich aus dem gleichen Glase her- 

 gestellt wie Nr. 7316 und 7334, die Herr Holmann 1878 von 



