I. Ueber die Aenderung der specifisehen Wärme des Wassers. 129 



oiiistiiiiinuiig zwiselien den beobachteten und berechneten Werten 

 war so gut, dass z. B. in den Reihen bei 2.5" und 35° der grösste 

 übrig bleibende Fehler gerade U.OOP erreichte. 



Bei der zweiten Reihe, die im Herbst 1885 unternoninien 

 Avurde, um die Thermometer der kaiserlichen Normal- Aichungs- 

 Kommission zu Berlin an diejenigen des internationalen Bureaus 

 anzuschliessen, wurden die zu vergleichenden Thermometer nicht 

 paarweise, sondern alle gleichzeitig verglichen. Ist auch die Ge- 

 nauigkeit dieser Reihe infolge dessen etwas geringer, so bürgt doch 

 die ausserordentlich gute Uebereinstinnnung für die Zuverlässigkeit 

 auch dieser Vergleichungen. Es sind die MaximaldifPerenzen der 

 direkten Resultate für Thermometer Nr. 7605 nur 0.004*^, für 

 Nr. 4250: 0.007°, für Nr. 6262: 0.006", so dass die Mittel auf 

 wenige Tausendstelsgrade sicher gestellt sein dürften. 



Die Mittelwerte dieser beiden Reihen ergaben folgende Kor- 

 rektionen : 



15^ 20" 250 30O 350 



+22 +28 +41 +43 +41 



+ 13 +15 +25 +26 +24 



+ 11 +15 +16 +26 +26 



Auf den Mittelwert M der beiden Tonnelot'schen Thermometer 

 bezogen folgt: 



Unter Benützung der von Herrn Chappuis ermittelten Korrek- 

 tionen des Tonnelot'schen Thermometers zur Reduktion auf das 

 Stickstoffthermometer ergeben die Mittelwerte der direkten Beob- 

 achtungsergebnisse : 



15" 200 250 300 350 



-74 —90 — U»5 —117 —120 

 -52 —62 — 64 — 74 — 70 



Aus den von Ikirn Rowhind mitgeteilten gut übereinstimmen- 

 den Differenzen, welche die Thermometer 6163, 6165 und (il6(; 

 nach Anschlus.s an das Normalthennometer 6167, dessen Eis- und 

 Siedepunkt bestimmt war, unter Berücksichtigung der Kaliber- 

 fehler gegenüber dem Luftthermometer zeigten, ergaben sich die 



ViertcljalusscLiilt d. Natiirf. Ges. Züriih. Jahrg. XLI. Jubclband II. 9 



