1;}2 Joliann I'einet. 



2.5« 5« 10" 15" 20" 25» 30" SS» 



Gn = -0.032 -64 —123 — 16t5 —207 —238 —266 —280 



t^ —ti = f 0.018 4-26 + 42 + 58 + 71 + 83 -f 00 -f- 95 



Gl =-0.014 —38 - 81 —108 —136 —155 —176 —185 



j^fj— 0654 =—0.017 -33 — 54 — 74 — 90 —105 —117 —120 



Ni — Lk = —0.003 + 5 + 27 + 34 + 46 + 50 + 59 + 65 



Ni — Liiaus. = —0.003 -f- 6 + 30 + 38 + 51 + 55 + 65 + 71 



nach H. Schuster =^ +0.002 + 4 + 29 4- 48 + 48 (+ 45 ?) — — 



Hl - L'ais = -0.004 + 3 + 24 + 30 + 41 +44 + 54 + 60 



etwas ausgeglichen = —0.001 + 5 + 22 + 33 4-42 + 50 + 54 + 57 



Die Koduktion des Kowland'schen Lurtthennometers auf das 

 internationale Stickstoffthernionieter stimmt mit der von Herrn 

 Sclmster gefundenen überraschend gut überein, wenn man bedenkt, 

 dass bei Berücksichtigung der Eispunktvariationen der Joule'schen 

 Tliermometer die Angaben derselben l)ei höheren Temperaturen 

 etwas grösser ausgefallen wären. 



Während die Korrektionen der Rowland'schen Thermometer 

 6163, 6165 und (ilüfi auf einer grösseren Zahl von Vergleichungen 

 lu'ruhen und überdies ausgeglichen sind, so liegt für die Thermo- 

 meter No. 7334 und 7316 des Herrn Holman nur je eine Ver- 

 gleichsreihe vor. Der Gangunterschied von 7334 bietet zu grosse 

 Unregelmässigkeiten dar, als dass er benützt werden könnte, selbst 

 Avenn die Angaben des Luftthermometers bei 25° um 0.03° erniedrigt 

 würden, wozu die Uebereinstimmung der Lesungen an den gleich- 

 zeitig verglichenen anderen Thermometern berechtigen würde. 



Die Vergleichsreihe für No, 7316 ist wesentlich besser, auch 

 die Unsicherheit in betroff der Eispunktsdepressionen geringer, da 

 die Korrektion des Fundamentalabstandes nur 0.07° beträgt, das 

 Thermometer also entweder noch neu gewesen oder stark erwärmt 

 worden war. Herr Kowland hat den Berechnungen für das Luft- 

 thermometer einen anderen Wert für die Ausdehnung des Glases 

 zu Grunde gelegt als bei den frühern Vergleichungen; dennoch 

 hielten wir es für zweckmässig, an den von ihm gegebenen Zahlen 

 gar keiue Aenderungen anzubringen und denselben Modus der Be- 

 rechnung anzuwenden. Unter Berücksichtigung der oben für Xi — 7605 

 gegebenen Werte folgen für die Reduktion des auf absolute Tempera- 

 turen reduzierton Rowland'schen Luftthermomoters die nachstehen- 

 den Korrektionen: 



