1. Ueber die Aendening der specifischen Wärme des Wassers. l:\i] 



bei 11.5" 2P 32" 40" 



Ni - L,,,.,, = f 0.010 -f- 49 + 64 + 07, 



wenn den Eispunktsvariationen in üblicher Weise Rechnung getragen 

 wird. Bei diesen Thermometern wurde keine Kalibrierung ausge- 

 führt, sondern nur geprüft, ob Baudin die Teilung dem Kaliber hin- 

 reichend genau angepasst habe, woraus sich die Abweichungen von 

 73:U erklären. Aus diesen und den ol)en angeführten Gründen 

 haben wir den aus den Angaben der Thermometer Xr. (Jl6;3, (5165 

 und (JlüO abgeleiteten Korrektionen den Vorzug gegeben und etwas 

 ausgeglichen. 



Es darf nicht befremden, dass die luftthermometrischen Mes- 

 sungen Rowlands einer relativ so grossen Korrektur bedürfen. Die 

 zu jener Zeit von Grunmach und mir in der Normal-Aichungs- 

 Kommission zu ]3erlin sorgfältig ausgeführten Vergleichungen mit 

 dem Luftthermometer sind über 50" um einige Hundertstel unsicher 

 geblieben, obschon dabei zum ersten Male die Eispunktsvariationen 

 der Thermometer strenge berücksichtigt wurden. Trotz der bei 

 diesen und früheren Untersuchungen gemachten Erfahrungen war 

 noch ein längeres Studium notwendig, bis es mir gelang, den Ein- 

 Huss aller Fehlerquellen zu beseitigen und so die Grundlage zu 

 einwurfsfreien Messungen mit dem Gasthermometer zu liefern.') 

 Herr Chappuis, der bereits an diesen Arbeiten Teil genommen-), 

 bedurfte noch mehrerer Jahre, um die Gangdifferenzen der Thermo- 

 meter aus französischem Hartglas und der Gasthermometer auf 

 Tausendstelsgrade genau festzustellen. 



Die Herren Wiebe und Böttcher •') ermittelten seither für 

 Thermometer aus Jenaer Normalglas IG^ die Korrektionen gegen- 

 üljer dem Luftthermometer. 



Berücksichtigt man den von Herrn Chappuis nachgewiesenen 

 Gangunterschied zwischen dem Stickstolf- und dem Wasserstoff- 

 thermometer, so folgt aus den obgenannten Vei-gleiclmngen für die 

 iJitt'eienz zwischen den Thermometern aus französischem llartu:lase 



') Die Resultate sind nur auszugsweise veröfi'entlicht in den Proces-Verbaux 

 du C(jniite international des poids et raesures. Seances de l.^~"ö. Paris ISS'i, 

 pag. IGl und 102. 



-; Chappuis. Travaux et Me'moires du Bureau international des poids et 

 niesures. Tome VI. Paris 1888, pag. I. 



') Zeitschrift für Instrumentcnkundc, I'.d. X, ])ag. 23:1 und 283. 1890. 



