134 Joliann Pernet. 



(TouiK'lot) uiul .lonaerglas Kl,, in Uebereinstimmung mit den durch 

 direkte Vergleichiingeu der Hei-rcii Prof. Thiesen, Dr. Scheel und 

 Dr. Seil gefundenen Werten in Tausendstelsgraden : 



T-J bei 10" 2(1» 30« 40" 50» 00« 70" 80° 90" 



W. u H. -3 -8 -12 -14 -13 -11 7 -3 +1 



Th., Seh. u. S. -5 -S -11 -12 -13 -12 -11 -8 -5. 



Es gehören unstreitig ein viel grösserer Zeitaufwand und be- 

 trächtlichere Mittel da/u. um tine Vergleichung zwischen Queck- 

 silber- und (lasthciinomctcin durchzuführen, als sie in der Kegel 

 einem j)hysikalisflK'u Institute zu Gebote stehen. 



Aus diesem (iiiiiidc sind die Mehrzahl der direkt mit Gas- 

 thermometern gemessenen Temperaturen für Präcisionszwecke un- 

 brauchbar'), während bei Anwendung von Quecksilberthermometem 

 selbst bei Vernachlässigung der Eispunktsvariationen, wie hier ge- 

 zeigt wurde, eine nachträgliche Reduktion, allerdings mit nicht 

 geringer Mühe und Unsicherheit, durchführbar ist. 



Da anderseits individuell genau untersuchte Thermometer viel 

 leichter und schärfer unter sich als mit dem Gasthermometer ver- 

 glichen werden können, so ist es zweckmässig, die Angaben der- 

 selben durch Vergleichung indirekt an eine bestimmte Temperatur- 

 skala anzuschliessen. 



Durch die Untersuchungen von Herrn P. Chappuis im inter- 

 nationalen Bureau für Mass und Gewicht ist zunächst für das Inter- 

 vall von — 80" bis 100° eine solche Temperaturskala auf die 

 Spannungsänderungen des Wasserstoffes in einem Platiniridium- 

 gefäss gegründet und von dem leitenden Komitee sanktioniert 

 worden. Da ferner die Abweichungen dieser Temperaturskala von 

 derjenigen eines Stickstoflfthermometers strenge festgestellt sind, 

 so fehlt jeder Vorwand, um nicht wenigstens die eine oder die 

 andere dieser Tempeiaturskalen zu benützen, bis die Reduktion 

 auf die absolute Temperaturskala hinreichend genau festgelegt ist. 



Den Anschluss an diese internationalen Temperaturskalen ver- 

 mitteln u. a. ausser dem Bureau international in Bi-eteuil die 

 Reichsanstalt zu Charlottenburg, sowie die Normal- Aichungs-Kom- 



') Sind die Thermometer nicht individuell untersucht, so führt die direkte 

 Verfrleichung mit dem Luftthermometer schon deshalb nicht zum Ziele, weil 

 inf'olj,'ft der Unstotigkeit der scheinbaren Korrektionen die Interpolation zu 

 unrichtigen Zwischenwerten führt. 



