112 Johann Pornet. 



Die riittTsucliiingcn des Herrn Lüdiii wurden vciaidasst durch 

 den Wunsch, eine Uebersidit iihcr (h-n A'crhiuf der specifischen 

 ^Viu•Ine des Wassers im ganzen Hereicli der Teniperatui-en zwisclien 

 i)'^ und 100° zu gewinnen. Die Versuche wurden mit peinlichster 

 Sorgfalt angestellt und dabei der tote Gang der Thermometer 

 vollständig vermieden, weil die Messungen stets nur bei langsam 

 steigenden Temperaturen stattfanden. 



Wie bereits oben nachgewiesen wurde, köiuien bei feinen ka- 

 lorimetrischen Thermometern die Messungen bei fallenden Tempe- 

 raturen um 0.06" höher ausfallen als bei steigenden. Stieg das 

 Thermometer vorher, so tritt der volle Betrag dieser Differenz 

 als Fehler in die Messung ein, und diese wird selbst bei einer 

 Temperaturdifferenz von 10" noch ein halbes Prozent zu klein, 

 wenn nicht durch Klopfen des Thermometers der Einfluss grossen- 

 teils beseitigt wird. Die Messung fallender Temperaturen bleibt 

 aber auch dann unsicherer als die bei steigenden Temperaturen, 

 für welche der Fehler in der Differenz sich von selbst heraushebt. 



Das kalorimetrische Thermometer ist in sich selbst kalibrierbar 

 und gestattet überdies die Bestimmung des Fundamentalabstandes. 

 Die Kaliberfehler und der Druckkoeffizient sind sorgfältig ermittelt, 

 sodass zur Reduktion auf die Wasserstofftemperaturskala ohne 

 weiteres die von Herrn Chappuis publizierten Korrektionen benützt 

 werden konnten. 



Das Tlu'rmometer, welches zur Messung der Temperatur des 

 einfiiessenden Wassers diente, sowie die Hülfsthermometer, sind aus 

 demselben Jenaerglase No. I63 ') gefertigt, aus dem die Haupt- 

 normalthermometer der Reichsanstalt No. 3, 9 und VH her- 

 gestellt sind. -) 



Die letzteren sind inzwischen mit grösster Präcision durch 

 die Herren Prof. Thiesen, Dr. Scheel und Dr. Seil mit Tonnelot'- 

 schen Thermometern verglichen worden, sodass der oben bei der 

 Diskussion der Rowland'schen Temperaturmessungen mitgeteilte 

 Gangunterschied nunmehr feststeht. 



Diese Vergleichungen sind in vollkommener Uebereinstimmung 

 mit denjenigen, die aus den luftthormometri.schen Versuchen der 



') Zeitschrift für Instnnuentenkunde. Bd. X., p. 233 u. 283. 1800. 



*) Vergl. Wissen.schaftliche Abhandlungen der Ph. T. R. A. Bd. I. u. IL, p. 40. 



