150 Heinrich Wild. 



wirkt beoiiitriielitiyend auf die Siclierlieit der Messungen ein und 

 ebenso ist aucli in den letztern der Schutz vor heftigem Wind ein 

 beschränkter. Die Elimination der Variationen des Erdmagnetismus 

 aus den Resultaten an der Hand der Beobachtungen oder Regi- 

 strierungen derselben in nicht ganz nahen magnetischen Obser- 

 vatorien ist stets eine ungenügende. Endlich erheischt durchweg 

 die Rücksieht auf die leichtere Transportfähigkeit der Instruinente 

 bei der Konstruktion derselben gewisse Konzessionen betreffend 

 der höchsten Leistungsfähigkeit. 



Was die Genauigkeit der erdmagnetischen Beoliachtungen in 

 festen Observatorien betrifft, so habe ich in meiner Beschreibung 

 des magnetischen Observatoriums in Fawlowsk ') S. 112 gezeigt, 

 dass daselbst in den letzten Jahren bei den einzelnen absoluten 

 Messungen eine Sicherheit von ö (^Z ^^ ö i — + 3,"7 für die Dekli- 

 nation d und die Inklination / und eine solche von d H= + 0,0000036 

 C. G. S. für die Horizontal -Intensität H^) erzielt worden ist und dass 

 aus einzelnen Ablesungen der bezüglichen Variationsinstrumente 

 (S. 111) die relativen Werte der Deklination mit einer Sicherheit 

 von +3,"1, die der Horizontal-Intensität mit einer solchen von 

 ± 0,0000042 und die der Vertikal-Intensität mit ± 0,0000089 ab- 

 zuleiten waren. Aus den beiden letztern Grössen aber folgt nach 

 der Formel S. 105 der erwähnten Schrift als Fehler der aus den 

 Ablesungen an den beiden letztern Variationsinstrumenten zu be- 

 rechnenden Inklination: +2,"0. Es sind also die Fehler der 

 Variationsbeobachtungen von derselben Ordnung wie die der ab- 

 soluten Messungen. Nun dürfen jedenfalls sowohl die absoluten 

 Messungen als die Variationsbeobachtungen in Pawlowsk gemäss 

 der Qualität und Aufstellung der Instrumente, ihrer Behandlung 

 bei der Beobachtung und der Zweckmässigkeit der Lokalitäten 

 mit zu den besten erdmagnetischen Beobachtungen gezählt w^erden 

 und wir können daher die vorstehenden Grössen als obere, zur 

 Zeit in festen Observatorien erreichbare Genauigkeitsgrenzen der- 

 selben hinstellen. 



') H. Wild, Das Konstantinow'sche meteorologische und magnetische 

 Observatorium in Pawlowsk (bei St. Petersburg). Besondere Ausgabe der 

 Kaiser!. Akad. der Wissen^^chaften zu St. Petersburg. 1805. 



*) Da die Horizontal-Intensität zur Zeit in Pawlowsk l,')-l.i war, so 

 repräsentiert der letztere Fehler: 0,0U0021 der Horizontal-Intensität. 



