ir>2 Heinrich Wild. 



Wie schon erwähnt, hat der im Jahr 1891 nach meinen An- 

 gaben konstrnierte magnetische Heise-Theodolith mit dem zu- 

 gehörigen Induktions-Inklinatorium den Genauigkeits-Bedingungen 

 für Deklination und Inklination: 



Öd = di = ±20" 

 und für die Horizontal-Intensität: 



^=+ 0,0002 



genügt. Es schien mir indessen möglich, dem Theodolith für den 

 praktischen Gebrauch noch eine vorteilhaftere Einrichtung zu ver- 

 leihen, und ich habe daher bereits im Dezember 1893 den Plan 

 eines verbesserten Instrumentes dieser Art publiziert ')> dessen Aus- 

 führung Herr Dr. Edelmann in seiner Werkstätte übernommen hat. 



Nachdem bereits drei solche Instrumente, nämlich für die 

 Universitäten in Moskau und Tomsk und für das magnetische 

 Observatorium in Bucharest im Observatorium zu Pawlowsk veri- 

 fiziert \vorden sind, habe ich im Sommer 1895 ein viertes, in 

 einigen Punkten noch etwas verbessertes Instrument für das physi- 

 kalische Central-Observatorium von Herrn Edelmann bezogen und 

 selbst in Pawlowsk geprüft. Da Herr Edelmann auch anderswohin 

 bereits mehrere solche Instrumente geliefert hat, so dürfte es jetzt 

 geboten sein, den neuen Theodolithen so, wie er ausgeführt worden 

 ist, zu beschreiben und eine kurze Anleitung zu seinem Gebrauch 

 zu geben. 



Der nebenstehende Holzschnitt gibt eine Ansicht des Instruments 

 in der speciellen Zusammensetzung, wie es bei den Ablenkungs- 

 beobachtungen gebraucht wird. Ein Dreifuss mit Stellschrauben F 

 trägt den Horizontalkreis mit seiner Deckplatte D, deren Yertikal- 

 achse durch die Mutter .4. mit eingelegter Feder passend zu ent- 

 lasten ist. Vermittelst der Klemme C sind Kreis und Deckplatte 

 zu verbinden und dann durch die Schraube E und das gegenüber- 

 stehende Federgehäuse B mikrometrisch gegeneinander verstellbar. 

 Auf der Deckplatte sind am Hände die beiden Träger G der 

 Horizontalachse, sowie über Oeffnungen in ihr die beiden Mikros- 

 kope M befestigt, die zur Ablesung des Horizontalkreises dienen. 

 Der letztere hat löo mm Durchmesser, ist von 10 zu lo' geteilt, 



') H. Wild, Beiträge zur Entwicklung der magnet. Beobaclitungs- 

 instrumonte. § 4. RepL'rt. für Meteorologie, Bd. XVII. Nr. G. 



