Theodolit h für magnetische Landesaufnahmen. 157 



durch Drehen von t zu lieben und zu senken ist, wobei der Schlitz 

 die Bewegung nach oben und eine justierbare weitere Schraube 

 diejenige nach unten limitiert. Am untern Ende dieser innern 

 Röhre ist nun das obere Lager für den Hauptmagnet befestigt, 

 gegen welches derselbe durch ein unteres Lager angepresst wird, 

 wenn er in der transversalen, der Achse der seitlichen Köhren n 

 und m parallelen Lage fixiert werden soll. Zu dem Ende besteht 

 dieses obere Lager aus einer in der Mitte verbreiterten und durch- 

 bohrten Messing-Lamelle, die parallel zur Achse von n und m am 

 unteren Ende jener K()hre fest angeschraubt ist und in der Nähe 

 ihrer Enden halbkreisförmige oder y-förmige, dem Querschnitt des 

 ^lagnets angepasste Lager besitzt. Es wird nun die Schraube, 

 welche die Bewegung der Röhre mit dem Lager nach unten limi- 

 tiert, so justiert, dass der Magnet mit seiner Achse genau in die 

 Achse der Röhren n m fällt, wenn er an das Lager von unten an- 

 gepresst wird; damit dabei der Magnet auch der Länge nach in 

 seine richtige Lage komme, d. h. sein Centrum in das des Ringes R 

 falle, sind an beiden Enden der obern Lagerlamelle noch schief 

 gestellte Achat-Nasen so angebracht, dass sie den Magnet beim 

 Anliegen an den Lagern genau zwischen sich fassen und ihm vor- 

 stehende centrische Stellung geben '). Das untere Arretiorungs- 

 lager von ganz entsprechender Gestalt wie das obere, nur ohne 

 Achat-Nasen, sitzt auf einem Cylinder, der sich in einer Bohrung 

 des Fusses klemmbar auf- und abschiebt und um seine Achse 

 etwas mehr als 90° drehbar ist. Zu dem Ende tritt durch einen 

 seitlichen horizontalen Schlitz der Hülse ein am Cylinder be- 

 festigter Stift nach aussen vor, den der Beobachter zur Drehung 

 anfasst. Es kann so das Lager aus der erwähnten Transversal- 

 Lage auch in eine zur Achse des Ringes R parallele Lage ge- 

 bracht werden. Zur Hebung des Lagers mit seinem Cylinder dient 

 wie beim andern Gehäuse derselbe, in der Deckplatte D sitzende 

 Stift, der mittelst des Triebes h bewegt wird. 



Sollen an dem Hauptmagnet Schwingungsbeobachtungen ge- 

 macht werden, so dreht man den obern Teil des Listruments 

 mit dem excentrischen Fernrohr L, bis dasselbe angenähert im 



') Siehe auch die betreffenden Zeichnungen 7,u § 3 und 1 der oben 

 erwähnten Beiträge zur Entwicklung der magnet. Beobachtungsinstrumente. 



