IjyS Heinrich Wild. 



magiietisclien Meridian liegt, schraubt sodann zuerst das obere 

 Lager des arretierten Magnets zurück, drelit das untere um 90°, 

 so dass der Magnet in die achsiale Lage zum Gehäuse kommt und 

 lässt darauf langsam das untere Lager herab, wodurch der Magnet 

 ganz frei wird ohne in erhebliche Schwankungen zu geraten. 

 Dabei soll der mit Planspiegel versehene Südpol des Magnets dem 

 Fernrohr L zugewandt sein und seine Achse sich wenig unterhalb 

 der Achse durch die Oeffnungen m und ti befinden. Zur Fixierung des 

 Magnets in der transversalen Lage für die Ablenkungsbeobachtungen 

 oder zur Verpackung beim Transport verfährt man umgekehrt. 

 Das untere Lager wird nicht ganz, sondern nur soweit gehoben, 

 bis es eben den Magnet fasst, dann um 90° zurückgedreht ohne 

 Klemniung des Cylinders, darauf das obere Lager bis zum An- 

 schlag heruntergelassen und nun erst das untere wieder ganz ge- 

 hoben wird, bis es den Magnet fest an 's obere anpresst, wobei 

 sich jenes wegen seiner Drehbarkeit dem obern ganz anpasst. 

 Jetzt erst wird der Cylinder geklemmt und damit das untere Lager 

 auch fixiert. Man kann sodann das Gehäuse abheben und zur 

 Ausführung der Ablenkungsbeobachtungen nach Belieben mit der 

 einen oder andern Seiten röhi'e m oder n auf die Zapfen-Enden T 

 oder R der Horizontalachse aufschieben, nachdem man das kleine 

 Gehäuse mit dem Hülfsmagnet im Centrum des Instrumentes auf- 

 gesetzt hat. Zur Limitierung der Entfernung wird das grosse 

 Gehäuse einfach so weit auf die Röhren T und R aufgeschoben. 

 bis die Spiegelplatten im Lmern von m resp. ii an die Ränder 

 dieser Röhren anstossen. Ein m resp. n einerseits und T resp. R 

 anderseits umfassender Doppelring mit Klemmschraube dient nach 

 erfolgtem Anschlag zur Fixierung des Gehäuses auf dem Zapfen. 



Hiebei ist noch Folgendes zu bemerken: Da bei der Auf- 

 hebung der Torsion des Suspensionsfadens in der umgekehrten 

 Stellung des Gehäuses der Magnet in der transversalen Lage fixiert 

 ist, so ist die Torsion nur für diese Stellung aufgehoben und man 

 muss daher für die Schwingungsbeobachtungen resp. auch Dekli- 

 nationsbeobachtungen, wo er eine achsiale Stellung zum Cylinder- 

 Gehäuse einnimmt» am Torsionskreis oben in gleicher Richtung um 

 90° drehen, damit der Faden wieder torsionslos sei. 



Für die Deklinationsbeobachtungen ist es aber nicht bloss 

 notwendig, dass der Suspensionsfaden torsionslos sei, sondern es 



