Theodolith für magnetische Landesaufnalimen. 15t> 



soll auch der Magnet mit Spiegel um seine Längsachse resp. um 

 die Nornuilo des letztem um 180° umgedreht "werden können 

 behufs Elimination des Winkels zwischen Spiegelnormale und 

 magnetischer Achse aus dem Resultat. Zu dem Ende ist bei 

 unserm Instrument folgende Vorrichtung angebracht. Die Fassung, 

 mit welcher der Magnet am Suspensionsfaden befestigt ist, besteht 

 aus zwei koncentrischen Kingen, von welchen der innere am Magnet 

 festgeklemmt ist, während am aussein der Faden befestigt ist. 

 Man kann somit den Magnet in dem äussern King drehen, wobei 

 ein Stift mit zwei Anschlägen diese Drehung genau auf 180° limi- 

 tiert. Um aber hiebei die Drehung selbst ohne Oeffnen des Ge- 

 häuses und Berühren des Magnets vornehmen zu können, ist das 

 oben erwähnte Stäbchen a gegenüber dem Theriuometer im Ringe R 

 angebracht. Stösst man nämlich dasselbe in seiner Hülse bis zum 

 ränderierten Kopfe hinein, so greift sein unteres, triebförmig ge- 

 staltes Ende beim arretierten Magnet durch eine seitliche Oeffnung 

 im äussern Fassungsring in eine konische Zahnung am innern 

 Ringe ein, und man kann jetzt den mit diesem fest verbundenen 

 Magnet mittelst des ränderierten Kopfes am Stäbchen in der 

 äussern Fassung bis zu den Anschlägen um 180° hin- und her- 

 drehen. Die einzige Komplikation besteht hiebei darin, dass man 

 den Magnet zum Zweck dieser Drehung jedesmal aus der achsialen 

 Stellung in die transversale bringen und in dieser fixieren muss. 

 Doch dürfte diese Operation kaum umständlicher sein, als das 

 Oeffnen des Gehäuses und das Umdrehen des Magnets mit der 

 Hand oder einer Zange oder gar ein Umhängen desselben, wobei 

 der Suspensionshacken zu fixieren ist. Der Vorteil unserer Ein- 

 richtung, das Gehäuse nicht öffnen und den Magnet nicht mit den 

 Händen anfassen zu müssen, dürfte dagegen für die Genauigkeit 

 der Messungen sehr zu schätzen sein. 



Zur Suspension des Hülfsmagnets ist ein Coconfaden. zu der 

 des Hauptmagnets ein 0,045 mm dicker Neusilberdraht verwendet 

 worden. Der letztere Magnet ist 50 mm lang und 10 mm dick, der 

 erstere 40,2 mm lang und 8,2 mm dick und beide sind aus Böhler' 

 schem Wolfram-Stahl angefertigt, möglichst stark gehärtet und dann 

 nach dem Magnetisieren zuerst 24 Stunden lang und nach neuer 

 Magnetisierung nochmals 12 Stunden lang den Däni[)fen .siedenden 

 Wassers ausgesetzt worden. 



