160 



Heinrich Wild. 



Die Bestimmung der Inklination erfolgt bei diesem Instrument 

 wie beim frühorn vern)itti'lst des Induktionsiiiklinatoriums; statt 

 aber wie dort das Galvanometer auf dem Theodolith und diis 

 Induktorium mit besonderem Untersatz auf einem besonderen 

 Stativ anzubringen, ist hier die umgekehrte Anordnung getroffen. 

 Das Induktorium, wie es die nebenstehende 

 Figur darstellt, besteht aus einem äussern 

 Hinge A, der sich nach Entfernung des kleinen 

 Gehäuses IT und nach Abschrauben des Fern- 

 rohrs L und der Gegengevvichtröhrc N vom 

 Ringe ^S' in diesen fest einsetzen lässt und 

 durch 2 Klemmen v und w mit seinem Ansatz 

 an die obere Kingfläche fest angepresst wird. 

 Seine Lage wird dabei dadurch fixiert, dass 

 eine Nase am Ring S zwischen die Schrauben b und a am Ring A 

 zu liegen kommt und dann durch Drehen von a gegen die Spitze 

 von h angepresst wird. Der Ring A trägt die Zapfen der mit 

 dünnem isoliertem Kupferdraht bewickelten Rolle R, um welche 

 dieselbe rasch gedreht werden kann, entweder indem man mit der 

 Hand am ränderierten Kopfe r eines Stiftes dreht, welcher den 

 durchbohrten Zapfen d durchsetzt und an der Rolle festgeschraubt 

 ist, oder indem man statt r das massive Ende einer Drahtspirale r 

 /i (siehe nebenstehende Figur) von etwa 1 m 



Länge an der Rolle befestigt, deren anderes 

 Ende am schnell-laufenden Rad eines Getriebes 

 sitzt, das mit der Kurbel k gedreht und mit 

 dem Holzgriff r/ von der andern Hand des 

 Beobachters gefasst wird. Der obere Zapfen 

 der Rolle R ist zur Aufnahme des Drehstiftes durchbohrt, endet 

 konisch und wird durch ein konisches, vermittelst der Schraube c 

 innerhalb d justicrb'ares Lager gehalten und mit dem untern^ 

 konisch ausgehöhlten Zapfen der Rolle gegen eine im Ring A 

 sitzende Schraubenspitze leicht angepresst. An diesem längern 

 untern Zapfen ist ein Komnmtator angebracht, dessen beide 

 isolierten Hälften mit den Enden des aufgewickelten Drahts 

 verbunden sind und auf denen die den Strom fortleitenden 

 beiden Federn / schleifen. Diese Federn sind samt ihren 

 respektiven Klemmschrauben C isoliert auf dem Ringe A befestigt. 



