102 Heinrich Wild. 



in M schiebbaren Röhre befestigt ist. Zieht man mittelst der 

 Sc-lirauben / und e, die die äussere Höhre in Schlitzen durchsetzen, 

 das innere Uohr empor, so hebt das Stäbchen den Magnet empor 

 und arretiert ihn für den Transport durch Andrücken der seit- 

 lichen Polfortsätze an die Wandungen der Spulen-Höhlungen, wor- 

 auf zur Klemmung /" und e angezogen werden. Das hinten und 

 vorn durch Glasplatten verschlossene Gehäuse R ruht mit einem 

 konischen Hohlzapfen auf dem Konus des Dreifusses F mit Dosen- 

 Libollo L, die so justiert sein soll, dass der Magnet frei zwischen 

 den Spulen hängt, wenn deren Blase nach Drehen der Fusschrauben 

 in der Mitte einsteht. Alsdann hat man R um seinen Zapfctn nur 

 so weit zu drehen, bis die Magnetpole frei im Centrum der Spulen- 

 Höhlungen schweben, und das Galvanometer ist orientiert. Zur 

 Beobachtung der kleinen Bewegungen des Magnets an seinem 

 Spiegel, bei Durchleiten eines sehr schwachen Stroms durch die 

 Drahtspulen, wird ein den Ring R umfassender Bügel mit zwei 

 Schrauben T, deren Spitzen in konische Vertiefungen an den Seiten 

 des erstem eingreifen, aufgesetzt, in den das excentrische Fern- 

 rohr M (d. i. das Fernrohr L am Ringe iS' des Theodoliths) ein- 

 geschraubt ist und der als Gegengewicht zu diesem auf der andern 

 Seite der Achsen T die Gewichte f/ trägt. Die Fernrohrseite hat 

 etwas Uebergewicht, so dass sich die Schraube am untern Fort- 

 satze des Bügels an den Fuss des Gehäuses anlegt und so die 

 Fernrohrlage durch Drehen dieser Schraube leicht zu justieren ist. 

 In der Verschlussplatte des Gehäuses R ist vor dem Fernrohr- 

 Objektiv zur Beobachtung des Magnetspiegels eine planparallele 

 Glasplatte eingesetzt. 



Das modifizierte Weiss'sche Galvanometer, wie ich es 

 in der Werkstätte des physikal. Central-Observatorium durch Herrn 

 Freiberg zu obigem Instrument habe anfertigen lassen und das 

 auch Herr Edelmann in Zukunft nach Wunsch dem Theodolithen 

 beigeben wird, unterscheidet sich vom AVeiss'schen Instrument 

 dadurch, dass das astatische Magnetpaar — zwei vertikalstehende 

 Magnetnadeln — etwas grösser als bei jenem und in einem engen 

 Kanal eines Kupferblockes aufgehängt ist, in dem seitlich die 

 4 Drahtspulen eingelassen sind. Der Spiegel ist oberhalb und die 

 Aufhängung eine bifilare (1 mm Fadendistanz auf 150 mm Länge 

 der Faden). Der Fuss und die Anbringung des Fernrohrs zur Ab- 



