Theodolith für magnetische Landcsaufnahnion. 163 



lesung des Spiegelstandes ist ganz entsprecliend wie hoiin Koson- 

 tharschen Galvanometer. Es hat sich dies Instrument bei unsern 

 Versuchen als leicht zu handhaben und als äusserst empfindlich 

 erwiesen. Es ist kaum nötig, hinzuzufügen, dass die Galvano- 

 meterspulen und der Induktor gleiche Widerstände haben sollen 

 und dass die Anwendung eines dünnern Drahts mit mehr 

 Windungen günstiger ist. 



Der Theodolith wird auf einem festen hölzernen Dreifuss mit 

 zusammenzuschiebenden Beinen aufgestellt und in der üblichen 

 ^Veise durch eine Federklemme an diesem befestigt. Für das 

 (ialvanometer ist dem Apparat ein ähnlicher, nur leichterer Drei- 

 fuss beigegeben, der neben dem erstem in ungefähr 1 m Al)stand 

 so aufgestellt wird, dass beim Hereinsehen in das Galvanonieter- 

 fernrohr der Beobachter mit dem Getriel)0 und der Drahts[)irale 

 noch bequem den Induktor auf dem Theodolith drehen und zu- 

 gleich die Mikrometerschraube am Vertikalkreis zur Justierung der 

 Neigung der Induktorachse erreichen kann. Durch zwei etwas 

 über 1 m lange Drähte werden die Klemmschrauben C am Induk- 

 tor mit c und d am Galvanometer verbunden. 



Zum Nivellieren des Theodoliths auf seinem Dreifuss ist dem- 

 selben ein auf die Zapfen des Ringes S aufzusetzendes Niveau bei- 

 gegeben. 



Alle 3 Niveaus haben sehr nahe einen Pars- Wert von 20", 

 so dass 5" noch leicht zu schätzen sind. 



Bei der Untersuchung erwies sich das Instrument ganz eisen- 

 frei bis auf die Objektiv-Fassungen der Fernröhren, welche geändert 

 werden mussten. 



Das ganze Instrument ausser den beiden Stativen ist in einem 

 Kasten von 'M auf '-V^ auf 73 Centimeter verpackt und wiegt mit 

 diesem 26 Kilogrannn. 



Justierung des Iitstnoiioits. Die Justierung des Instruments 

 ist eine sehr einfache. 



Durch Hinrichten der Fernröhren auf einen sehr fernen 

 Punkt nach erfolgter Nivellierung des Theodoliths, Ablesung des 

 Horizontal- und Vertikalkreises, Durchschlagen der Fernrohre (unter 

 Abschrauben des Gegengewichtrohrs N und Wiederbefestigung), 

 Umdrehen um die Vertikalachse um nalie ISO'^ bis zu neuer Ein- 

 stellung auf denselben fernen Punkt und neues Ablesen von Horizon- 



