1(J4 Heinrich Wild. 



tili- und \'c'itikalkreis wird der Zeiiitli am letzteren und die l\olli- 

 inatien der optisclien Aeliseu der F(.'rnr()liren ermittelt, worauf die- 

 selben dureli Korrektion der Fadenkreuze am besten annuliert werden. 



Man untersucht hierauf, nachdem die optische Achse des 

 Fernrohrs L nach dem Vertikalkreis zufolge vorstehender Be- 

 stimmung horizontal orientiert worden ist, ob die Spiegelnormalen 

 der Magnete in den beiden Gehäusen bei freiem Schweben ge- 

 nügend horizontal liegen und korrigiert eventuele zu grosse Ab- 

 weichungen durch Verschieben derselben in ihren Hülsen. Drehung 

 derselben in den Hülsen um 90'^, 180° und 270° gestatten leicht, 

 die Abweichung der magnetischen Achse von der Spiegelnormale 

 in diesen Hauptlagen zu ermitteln und so zu konstatieren, ob die- 

 selben nicht einen solchen Betrag erreichen, dass derselbe erheb- 

 liche Fehler im Messungsresultat zur Folge haben könnte. 



Dreht man das kleine Gehäuse aus der Stellung in der Figur 

 um ilO°, so kann man durch die Bohrung in den Zapfen der Horizontal- 

 Aclise und durch dieses Gehäuse hindurchsehend leicht und genau 

 genug erkennen resp. durch Justierung an der Schraube/ erzielen, dass 

 der Hülfsmagnet mit seinem Centrum in die Achse dieser Röhren fällt. 



Indem man ferner das grosse Gehäuse nach Entfernung des 

 kleinen auf die eine oder andere Röhre 7' oder R aufschiebt, kann 

 man ebenso genau genug die richtige Höhe des darin fixierten 

 Magnets beim Hindurchsehen durch die Röhren konstatieren (er 

 nniss auch centrisch zu denselben sein) resp. durch Korrektion des 

 obern Lagers in der früher erörterten Weise erzielen. Wenn dabei 

 das Spiegelende des Magnets nach dem Centrum des Instruments 

 hingerichtet ist, so wird derselbe für den von der andern Röhre 

 hineinsehenden Beobachter ein centrisches Spiegelbild der Röhren- 

 öffnung vor dem Auge zeigen müssen, wenn der fixierte Magnet 

 in seinem Gehäuse richtig orientiert ist, d. h. seine Achse parallel 

 zur Horizontalachse ist. 



Die richtige Stellung des Induktor-Halters A im Ringe S des 

 Theodoliths ist diejenige, wobei die Rotationsachse der Drahtrolle R 

 senkrecht auf der Horizontal-Achse jenes Ringes steht. Um diese 

 Stellung zu finden, wird nach genauer Nivellierung des Theodolithen, 

 insbesondere der Horizontalachse durch Drehen um diese der King .9 

 resp. die Kotationsachse des Induktors in eine Vertikalebene durch 

 jene gebracht, was daran zu erkennen ist, dass das Niveau L bei 



