Theodolith für niiignetisclio Landesaufnahmen. Xß5 



senkrechter Stellung der Hollenebene zur Horizontalachse nach 

 Umdrehung um 1<S0° unverändert einsteht. Ist diese Stellung ge- 

 funden, so muss jetzt dasselbe Niveau auch unverändert einstehen, 

 wenn man R parallel zu Ä stellt. Sollte dies nicht der Fall sein, 

 so ist in der fraglichen Vertikalebene die Induktor-Achse nicht 

 senkrecht auf dem Horizont und man hat dann nach Lösen der 

 Klemmen v und w sowie der Schraube n am Hing A mit dem 

 Schraubenzieher die Kontakt-Schraube h so lange zu drehen, bis 

 jenes Einstehen des Niveaus eintritt, wenn die Nase durch a wieder 

 an Schraube h angepresst wird. 



Schliesslich hat man sich zu überzeugen, ol) die Glasverniere 

 in den Mikroskopen M noch richtig justiert seien, so dass genau 

 30 Teile dieser Glasteilung auf 29 Striche der Teilung des 

 Horizontalkreises fallen. Wenn nicht, so ist dies durch die er- 

 wähnten beiden Verstellungen der ganzen Mikroskope und des 

 Objektivs gegenüber der Glasteilung zu erzielen'). 



Gebrauch ilesTttstninients. ZurAusfühi'ung der astronomischen 

 Beobachtungen, wie Zeit-, Breite- und Azimut-Bestimmungen 

 (von Miren) wird nach Abschrauben des excentrischen Fernrohrs L 

 und seines Gegengewichts N vom Ringe S das Instrument wie 

 ein gewöhnlicher Theodolith mit excentrischem Fernrohr benutzt, 

 so dass hier darüber nichts Weiteres zu sagen ist. 



Zur Deklinationsbestimmung werden L und A" wieder 

 am King .s' befestigt und nachdem man sich überzeugt hat, dass 

 die Collimation von L noch annuliert oder wenigstens sehr klein 

 ist und der Vertikalfaden im Fernrohr wirklich vertikal sei, stellt 

 man den Vertikalfaden des Fernrohrs auf die Miro ein, liest den 

 Horizontalkreis ab, befestigt dann das grosse Gehäuse auf der 

 Mitte des Instruments — die Fadentorsion soll kurz vorher auf- 

 gehoben worden sein — , löst die Arretierung des Magnets, bringt 

 ihn in die achsiale Stellung zum Gehäuse, richtet das Fernrohr 

 auf seinen Spiegel, so dass das von oben beleuchtete Prisma mit 



') Diese Operation ist eine ziemlicli lan<,''wieri^'-e und da durch Er- 

 schütterungen auf Reisen diese Justierung erfahrungsgeniilss gestört werden 

 kann, so dürfte es vielleicht besser sein, in Zukunft in üblicher Weise die 

 Verniere an der eingedrehten Alhidade anzubringen und zur Ablesung der- 

 selben statt einfacher Lupen zusamniengnsetzte Mikroskope anzuwenden, die 

 dann ebenfalls ein unbequemes Annähern des Beobachter-Kopfes an den 

 llorizontalkreis vermeiden lassen. 



