Kjfi Heinriili Wild. 



seiner Basis als helles vom Vertikalfaden halbiertes Quadrat nach 

 der Spicgelun.^ auf die Mitte der linearen Teilung sich projiziert; 

 nach vollständiger Lösung der untern Arretierung wird die Alliidade 

 so lange gedreht, bis das reflektierte Bild des Vertikalfadens den 

 direkt gesehenen untern Teil desselben deckt und dann die Zeit 

 notiert und der Horizontalkreis abgelesen. Der Magnet wird hier- 

 auf, wie oben angedeutet, wieder transversal im Gehäuse fixiert, 

 um 180° mittelst des Getriebes« umgedreht, sodann die Arretierung 

 gelöst und wieder, wie oben beschrieben verfahren. Man macht 

 dann noch eine zweite Einstellung des Fernrohrs in dieser Magnet- 

 lage auf seine Spiegelnormale mit Ablesung des Horizontalkreises, 

 worauf zum Schluss der Magnet durch Zurückdrehen um 180° 

 wieder in seine alte Lage gebracht wird und eine 4. Kreisablesung 

 mit Notierung der Zeit erfolgt. Nach Entfernung des Gehäuses stellt 

 man endlich nochmals auf die Mire ein und liest den Horizontalkreis 

 ab. Es bedarf hier keiner weitern Erörterung, wie aus diesen Beob- 

 achtungen die absolute Deklination zu berechnen ist. 



Zur Bestimmung der Horizontal-Intensität kann hier- 

 auf bei derselben Aufstellung gleich die Schwingungsdauer T des 

 Hauptmagnets gemessen werden, wobei man in der üblichen AVeise 

 je 10 Werte der Zeit von 100 geraden und 100 ungeraden 

 Schwingungen — je von 5 zu 5 Schwingungen fortgehend — beob- 

 achtet und die Anfangs- und End-Amplituden der 800 Schwingungen 

 an der linearen Skale im Gesichtsfeld des Fernrohrs abliest und 

 notiert und ebenso auch zu Anfang und Ende die Temperaturen 

 des Magnets. Nach Beruhigung des Magnets und Herstellung der 

 Küincidenz von Vertikalfaden und Bild desselben liest man zur Er- 

 mittlung der Torsionsgrösse des Suspensionsfadens den Horizontal- 

 kreis ab, dreht darauf am Torsionskopf oben einmal um 360° nach 

 rechts, sodann nach links von der ursprünglichen Stellung aus und 

 schliesslicii wieder zu dieser zurück, wobei jedesmal die Faden 

 wieder durcli Drehung der Alhidade zur Koincidenz gebracht und 

 der Horizontalkreis abgelesen wird. Das Mittel der Differenzen 

 der beiden ersten und beiden letzten Ablesungen gibt die Grösse 

 der Ablenkung des Magnets aus dem magnetischen Meridian durch 

 eine Drehung des obern Fadenendes um 360°. 



Nunmehr wird der Magnet in seinem Gehäuse wieder in 

 transversaler Lage fixiert, dasselbe abgehoben und im Osten mit 



