Theodolith für magnetische Landesaufnahmen. 167 



Nordpol des Magnets nach Ost gewendet auf die Köhre T bis zum 

 Anschlag aufgesclioben und geklemmt, ebenso auf der andei-n Seite 

 das Gegengewicht, das kleine Gehäuse mit dem Hülfsmagnet in 

 der Mitte des Instruments aufgestellt, die Arretierung des erstem 

 gelöst und die Alhidade so lange gedreht, bis der Vertikalfadeu 

 im Fernrohr mit seinem Bild im Magnetspiegel koincidiert, worauf 

 die Zeit notiert, die Temperatur im grossen Gehäuse und der 

 Horizontalkreis abgelesen werden. Dieselben Beobachtungen werden 

 wiederholt, nachdem das grosse Gehäuse um ISC^ umgedreht resp. 

 der Nordpol nach AVest gewendet worden ist, dann bei gleicher 

 I'ol-Lage das Gehäuse mit seinem Gegengewicht vertauscht worden 

 resp. bei li aufgeschoben worden ist und endlich durch seine Um- 

 kehr dort der Nordpol wieder nach Ost gewendet worden ist. 

 Diese Einstellungen werden durch die starke Dämpfung, die der 

 Hülfsmagnet erfährt, sehr erleichtert. 



Man kann nach der so ermittelten Grösse der Ablenkung 

 des Hülfsmagnets durch den Hauptmagnet entweder, wenn es nicht 

 an Zeit gebricht, nochmals die Schwingungsdauer des letztern be- 

 stimmen oder dann gleich zur Bestimmung der Inklination übergehen. 



Die Ableitung der Horizontal-lntensität H aus den eben be- 

 stimmten Grössen nach der Gauss-Lamont'schen Methode geschieht 

 vermittelst der Formel: 



^ ^ rr.i^- ^ "'^ ^f-' '^ - ^) 9" "~ ^'" '^" ^ ^'^) ^ — '' (1 + sin r) -^ — A 

 T \ sin V L ^ ^ ^ 



^vo abkürzend gesetzt wurde: 



2 



und T die unmittelbar beobachtete Schwingungsdauer des Haupt- 

 magnets, t seine Mitteltemperatur in Celsius während der 

 Schwingungen, a das Mittel der Anfangs- und Endamplitude dabei, 

 in Graden ausgedrückt, cV der tägliche Gang des benutzten Chrono- 

 meters in Sekunden (positiv bei dadurch beschleunigtem Zurück- 

 gehen des Chronometers), z] die erwähnte Torsionsgrösse in 

 Minuten ausgedrückt, // der Temperaturkoeftizient des Haupt- 

 nuignets und a der lineare Ausdehnungskoeffizient desselben (Stahl), 

 m den linearen Ausdehnungskoeftizient des Messings — Verbindung 



