Theodolith für magnetische Landesaufnahmen. 171 



Avird es aus den angegebenen Gründen rätlicli sein, die Konstante B, 

 Avelche Xo, Eq, p, r und q in sich schliesst, mindestens vor und 

 nach jeder Reise im Observatorium zu ermittehi resp. auf ihre 

 unveränderte Erhaltung zu prüfen. 



Für die Bestimmung der Inklination werden beide 

 Magnetgelläuse vom Instrument entfernt. Fernrohr und Gegen- 

 gewicht vom King S abgeschraubt, der Induktor in der angegebenen 

 Weise in denselben eingesetzt und nach den bei der Deklinations- 

 bestimmung gemachten Ablesungen am Horizontalkreis die optische 

 Achse jenes Fernrohrs parallel und damit also die Horizontal-Achse 

 des liinges S senkrecht zum magnetischen Meridian orientiert. 

 Alsdann bewegt sich gemäss der angegebenen Justierung der 

 Anschlagschraube h auf -S' die Induktor- Achse beim Drehen des 

 letztern um die Horizontal-Achse im magnetischen Meridian. (Da 

 hiefür eine Genauigkeit von höchstens 72° im Horizont erforder- 

 lich ist, so haben inzwischen eventuell eingetretene Deklinations- 

 Aenderungen keinen störenden Einfluss.) Mittelst des Niveaus L 

 im Induktor- King wird dessen Rotations-Achse jetzt genau vertikal 

 gestellt und darauf der Vertikalkreis abgelesen, wobei selbst- 

 verständlich auf Einstellen des Niveaus an seiner Alhidade zu 

 achten ist. Da der ungefähre "Wert der Inklination am Beob- 

 achtungsort nach einer magnetischen Karte bekannt ist, so wird 

 nunmehr nach dem Vertikalkreis die Kotations-Achse des Induk- 

 tors angenähert in die Hichtung der Inklination gebracht und die 

 Horizontalachse geklemmt. Dreht man sodann nach Einsetzung 

 der Drahtspirale und ihrer Verbindung mit dem Getriebe den 

 Induktor etwa in der Richtung der Bewegung eines Uhrzeigers 

 raseh um, während man in das Galvanometer-Fernrohr sieht, so 

 wird im Allgemeinen das letztere noch einen mehr oder minder 

 starken Strom anzeigen. Verstellt man hierauf durch Bewegen 

 der Mikrometer-Schraube an der Achsen-Klemme um etwa ^2° 

 die Induktor-Achse nach der einen oder andern Seite, so wird 

 man daraus, dass der Strom ]>eim Drehen des Induktors in der- 

 selben Richtung jetzt stärker oder schwächer resp. entgegengesetzt 

 geworden ist, gleich ersehen, ob man die liotations-Achse richtig 

 justiert hat. um sieh der wahren Inklinatioiis-lliehtung anzunähern, 

 I)ei deren Erreichung der Strom verschwinden resp. der Galvano- 

 meter-Magnet ruhig lileiben wird, Avenn wir den Induktor auch 



