Theodolith für maj^netische Landesaufnahmen. 



173 



(Berlin) von Mittag dem 11. bis Mittag dem 13. Februar 1S91 

 folgende mittlere Schwankungen der Differenzen beider Orte, die 

 nicht viel weiter entfernt sind als Paris und Perpignan, gefunden: 



für Deklination J(^=4-81" für lloriz. -Intens. 



H 



+ 0,0004. 



Damit zu dem Beobaclitungsfehlor nicht noch erhebliche He- 

 (luktionsfeliler hinzukommen, wäre es also wünschenswert, im mitt- 

 leren Europa sich nicht über 2' 2° in Breite und Länge von einem 

 magnetischen Observatoiium entfernen zu müssen. 



Zürich, 20. Januar 1896. 



5^- 



t 



Nachtrag. Das seither von Herrn Dr. 

 Edelmann hergestellte modifizierte Weiss'sche 

 Galvanometer, welches in Zukunft statt des 

 Kosenthal'schen auf Wunsch dem Instrument 

 beigegeben werden wird, ist durch den neben- 

 stehenden Holzschnitt dargestellt. Der Spiegel 

 ist hier an den beiden Magneten in deren Mitte 

 hinter dem Fenster F im Kupferklotz be- 

 festigt ; n repräsentieren die Klemmschrauben 

 der beiden vorderen Drahtspulen, zwischen 

 denen sich weitere Schrauben zur Arretierung 

 des i\Iagnetsystems befinden, r sind mit Glas- 

 plättchen verschlossene Oeffnungen zur Kon- 

 trolle der richtigen Stellung der Magnete im 

 Innern, und bei m sitzt die Schraube zu mikro- 

 metrischer Drehung der Suspensionsröhre mit 

 dem höher und niedriger zu stellenden Suspen- 

 sionsstift .S' der bifilaren Aufhängung. Mit der 

 Schraube a wird das Galvanometer auf dem 

 Konus des Fusses D festgeklemmt, der bei L 

 eine Dosen-Libelle trägt. 



Zürich. 15. Februar 1896. 



