226 Mousson, über Spectralbeobachtungen- 



flexionen nach sich. Wo Lichtschwächungen nach- 

 theilig sind, machen sich die Vortheile einer möglich- 

 sten Vereinfachung der angewandten Apparate in 

 vollem Masse geltend. In solchen Fällen ohnehin 

 muss ein Theil der Vergrösserung und Schärfe der 

 Helligkeit geopfert werden. 



9. Bisher waren Spectralversuche ein ausschliess- 

 liches Geschäft des Physikers. Es bedurfte eines ei- 

 genen zu verdunkelnden Zimmers , man war auf be- 

 stimmte Richtungen der Strahlen angewiesen , an ge- 

 wisse Aufstellungen der Apparate gebunden , Bedin- 

 gungen , welche der leichten Vornahme und der 

 Mannigfaltigkeit der Versuche sehr hinderlich waren. 

 Bereits hat Hr. Kirchhoff sich von dem dunkeln 

 Zimmer unabhängig gemacht, indem er das Prisma 

 vertical in ein auf drei Füssen stehendes dunkles 

 Kästchen einschliesst, an dessen einer Wand, der 

 Eintrittsfläche entsprechend, eine Röhre mit Ritze, 

 an dessen anderer, der Austrittsfläche, ein kleines 

 Fernrohr eingepflanzt ist. Beschränkt man sich aber 

 auf die einzig wesentlichen Theile: Ritze, Prisma 

 und Auge, — wodurch, wie gesagt, in den meisten 

 Fällen eher gewonnen als verloren wird — so lässt 

 sich die Vereinfachung des Apparates noch viel wei- 

 ter treiben. 



Die folgende Einrichtung eines Spectroscopes 

 scheint mir alle Vorzüge der Bequemlichkeit, Einfach- 

 heit und Wohlfeilheit zu vereinigen, die der Chemi- 

 ker und Physiker bei qualitativen Spectralversuchen 

 verlangen können. .4 (Fig. 1) ist eine einfache, in- 

 nen geschwärzte Röhre, die man zum Anpassen an 

 die Sehweite zum Ausziehen einrichten kann. Sie hat 

 40 — 60 Ctm. Länge auf 3 — 4 Ctm. Weite. An das 



