228 Mousson, über Spectralbeobachtungen. 



werden) angebracht, in welcher sich das kleine Prisma 

 b befindet, das nicht mehr als 1 V2 bis 2 Centim. Höhe 

 auf l bis 1 V2 Seite zu haben braucht. In Fig. 3 ist 

 dieser Theil von oben dargestellt. Die Vorzüglich- 

 keit des Prisma, was Starke der Zerstreuung, innere 

 Homogeneitat, Vollkommenheit der Flächen betrifft, 

 bildet natürlich die wesentlichste Bedingung der Güte 

 des Apparates; die Kleinheit aber gestaltet diese Be- 

 dingungen ohne zu grosse Kosten zu erfüllen. Man 

 könnte das Prisma für ein und alle Mal in günstiger 

 Stellung befestigen, dem genauem Beobachter wird 

 es jedoch lieb sein, dasselbe mittelst des Knopfes c 

 hinlänglich hin und her drehen zu können, um die 

 Veränderungen der Schärfe zu verfolgen. — Die Pris- 

 menkapsel C ist schief zur Axe des Rohres F abge- 

 schnitten. Auf diese schiefe Oeffnung wird ein Deckel 

 D aufgeschachtelt, der eine 1 1/2 Centim. hohe und 

 6—8 Millim. weite Spalte d zum Hineinblicken hat, in 

 welche Spalte die Rückenkante des Prisma b hinein- 

 ragt. Der Deckel D breitet sich ringsherum als 6 — 9 

 Centim. grosses geschwärztes Schutzblech aus, be- 

 stimmt die oft blendenden direkten Einwirkungen der 

 Lichtquelle vom Auge abzuhalten. Feine Beobach- 

 tungen verlangen unbedingt eine möglichste Frische 

 und Ruhe des Organs. — Das ganze Rohr .4 wird 

 endlich, horizontal und vertical beweglich, von dem 

 kleinen Arm E einer Hülse getragen, die an einer 

 verticalen auf Dreifuss stehenden Säule F auf- und 

 niedergeschoben werden kann. Man richtet so das 

 Rohr nach jeder beliebigen Lichtquelle, mag sie sich 

 wie die Sonne oben befinden oder wie beim Quecksil- 

 berfunken des RuhmkorfTschen Apparates unten auf dem 

 Tische liegen, und kann das Spectroscop durch Aen- 



