über die Folgen der Einwirkung der Tempeiatur etc. 377 



Localitäten bedient, oder man hat mehr oder weniger einfache 

 Apparate construirt, die aber durchgehends nur eine beschränkte 

 Anwendung gestatten. 



Diesem Ubelstande abzuhelfen , habe ich mich bemüht 

 einen Apparat herzustellen, mit Hülfe dessen man von der Tem- 

 peratur des Arbeitsraumes unabhängig ist. Derselbe erlaubt fast 

 vollkommen constante Temperaturen für l)eliebige Zeiten hervor- 

 zubringen. Hierbei ist es möglich, Beobachtungen, selbst Messun- 

 gen an Versuchsobjecten, die sich im Apparate befinden, vorzu- 

 nehmen ohne zu diesem Zwecke denselben öifuen zu müssen. 



Die für den Vegetationsprocess im Allgemeinen in Betracht 

 kommenden Temperaturen, die sich constant für längere Zeit 

 herstellen lassen, liegen zwischen ungefähr — 10° C. und 60° C. 



Der wesentlichste Theil des Apparates besteht aus einem 

 würfelförmigen oben offenen, doppelwandigen Kasten aus Zink, 

 welcher mit einem ebenfalls doppelwandigen Zinkdeckel ver- 

 schlossen werden kann. Dieser Deckel greift mit einem einziehen 

 Falz in eine am Kasten oben angebrachte Zinkrinne. Eine Doppel- 

 seitenwand, ich will sie die Vorderwand nennen, ist statt der 

 Zinkwände vollkommen ersetzt durch zwei parallelwandige Glas- 

 tafeln, die mittelst Miniumkitt durch Zinkrahmen festgehalten 

 sind. Die Hohlräume der Wände sind bestimmt, mit Wasser oder 

 je nach Umständen mit einer andern Flüssigkeit, angefüllt zu 

 werden und zwar ist die Einrichtung so getroffen, dass auch die 

 zwischen den beiden Parallelgläsern befindliche Flüssigkeit mit 

 derjenigen der vier übrigen Hohlräume vollkommen frei com- 

 municiren kann. Eine Communication derjenigen Flüssigkeit, 

 welche den Deckel erfüllt, mit derjenigen des Kastens findet 

 nicht statt, was sicli auch nicht als nothwendig ergeben hat. 



In dem Deckel befinden sich drei Offnungen, welche dazu 

 dienen: erstens ein Thermometer, zweitens einen Thermoregulator 

 aufzunehmen,- die dritte Öffnung ist bestimmt Wasser den Ver- 

 suchsobjecten zuführen zu können. 



Der Thermoregulator ist ein modificirter Bei c h er t 'scher ^ 

 Herr Chemiker Fischer in Wien hat denselben vor längerer Zeit 



1 Ein einfacher Thermoregulator von Prof. E. Reichert iu Frei- 

 burg. Poggen dorff's Annalen, 1872, Bd. 24, p. 467. 



