378 Veiten. 



schon dahin abgeändert, dass das Gasziifliissrolir nicht in das 

 Quecksilbergefäss eingeschmolzen, sondern nur ein geschliffen 

 ist, was einen grossen praktischen Vortheil gewährt, insoferne 

 der Regulator sich nun zu jeder Zeit während des Experimen- 

 tirens leicht und rasch reinigen lässt, sobald sich Producte ver- 

 schiedener Natur, die in geringem Grade störend wirken können, 

 im Innern desselben abgelagert haben. Ich mache bei dieser 

 Gelegenheit auch sogleich darauf aufmerksam, dass wenn eine 

 gewisse Temperatur auf die höchste Constanz gebracht werden 

 soll und die Temperatur des Thermoregulators merklich niederen 

 liegt als diejenige des zuströmenden Leuchtgases, dass dann das 

 letztere vor dem Einströmen zuerst einChlorcaiciumgefäss durch- 

 laufen muss, um jede Condensation von Wasserdampf aus dem 

 Leuchtgase innerhalb des Gaszuflussrohres des Regulators zu 

 vermeiden. 



Gelegentliche Temperaturschwankungen im Innern des Ver- 

 suchsraumes von beiläufig J — 2° C. und auch mehr, scheinen 

 meist durch solche Unregelmässigkeiten, durch Ansetzen kleiner 

 Wassertröpfchen sich zu bilden. Ist das Leuchtgas ganz ge- 

 trocknet, so lässt sich thatsächlich in den meisten Fällen mit 

 diesem Instrumente eine überraschende Constanz der Temperatur 

 erzielen. 



An den .Seitenwänden des Zinkkastens befinden sich meh- 

 rere kleine Offnungen um gemessene Luftvolumina oder, wenn 

 es sich um Einwirkung verschiedener Gase bei bestimmten oder 

 variablen Temperaturen auf das Leben der Pflanzen handelt, 

 diese selbst eintreten zu lassen und sie andererseits wieder an 

 beliebigen Orten abzusaugen. Bei Gasuntersuchungen wird die 

 Rinne, in welcher der Deckel des Apparates steht, mit Glycerin, 

 Fetten, Ölen u. s. w. aufgefüllt um die Gase des Innenraumes 

 hermetisch gegen oben abzusperren. Soll die Temperatur der 

 eintretenden Luft oder eines Gases möglichst genau derjenigen 

 des Versuchsrauines beim Eintritte schon gleichkommen, so 

 lässt man diese Agentien zuvor durch Röhreji strömen, welche 

 mit dem Erwärmungskasten in innigem Contactei stehen. 



Der Zinkkasten muss aussen und innen mit eisernen Reifen 

 umgeben werden, weil sonst der ziemlich bedeutfende Druck des 

 Wassers, das sich innerhalb der Wände beflndet, die Zinkwände 



