über die Folgen der Einwirkung- der Temperatur etc. o79 



aiisbanoht und hierdurch Zerrungen an den Löthstellen des Appa- 

 rates entstehen, die leicht zu kleinen Läsionen Anlass geben 

 können. Sobald der Apparat einige Zeit schon in Thätigkeit war, 

 kommen dann die im Anfang auftretenden, kaum vermeidlichen 

 Beschädigungen nicht mehr vor. 



Bei allen Temperaturen, die man herzustellen wünscht, 

 welche über der Temperatur des Arbeitsiocales liegen, ist der 

 Apparat schon in dieser Form brauchbar. Ich stelle denselben 

 auf einen hölzernen Sockel und trenne den Zinkkasten von der 

 höher oder tiefer in dem Untersatz befindlichen Flamme nur 

 noch durch ein Eisenblech, damit vorzugsweise das Zink vor 

 merklicher Oxydation geschützt werde. 



Die erwärmende Flamme stammt je nach dem Bedürfnisse 

 von einem Bunsenbrenner oder sonst einem Heiz-Apparat her und 

 wird das Leuchtgas, nachdem es den Thermoregulator durch- 

 strömt hat, so zu dem Brenner geführt, wie es die Abbildung 

 darstellt. 



Handelt es sich um Herstellung von Temperaturen, die unter 

 der Temperatur des Arbeitsraumes liegen sollen, so kann man 

 sich zunächst mit Kühlwasser behelfen. Bei grösseren Tem- 

 peraturdifferenzen wird der Zinkkasten mit Eis oder Kälte- 

 mischungen umgeben. Zu diesem Behufe wird der ganze Apparat 

 mit einem Holzmantel überdeckt, der oben und an der Vorder- 

 seite ebenfalls Glasscheiben trägt; ich fülle dann den ganzen 

 Zwischenraum zwischen Mantel und Zinkkasten mit Eis aus. Auf 

 den Deckel stelle ich zwei mit Eis oder Kältemischungen gefüllte 

 Behälter auf, um auch die Temperatur der in demselben betind- 

 lichen Flüssigkeit, gewöhnlich des Wassers, herabzudrücken. 

 Das beim Schmelzen des Eises sich sammelnde Wasser fliesst 

 aus einem unterhalb des Thermostaten angebrachten ringsherum- 

 laufenden Canales seitlich ab. 



Soll der Einfluss des weissen Lichtes auf ein pflanzliches 

 Object bei ganz bestimmten Temperaturen oder die Wirkung 

 verschiedener Temperaturen bei dem constanten Factor, weissen 

 Lichtes, untersucht werden, so wird der doppelwandige Zinkdeckel 

 durch einen doppelwandigen Glasdeckel mit Zinkrahmen ersetzt, 

 so dass dann von oben sowohl als auch von der Seite das Licht 

 zutreten kann. 



