über die Grenzen des Tcuipciaturwechsels etc. 431 



bleiben, und es Hess sich immerhin annehmen, dass diesmal, 

 wenigstens annähernd, jener untere Gränzwerth der Tempera- 

 turvvechsel auch in den tiefsten Wasserschichten der letzteren 

 eingetreten sein dürfte, welchen zu ermitteln sich bisher keine 

 Gelegenheit geboten hatte. 



Zur Vornahme der einschlägigen Untersuchungen begab sich 

 der Verfasser in der zweiten Aprilwoche nach dem Salzkammer- 

 gute, ausgerüstet mit Thermometern verschiedener Art, die 

 unmittelbar vorher durch sorgfältige Vergleichung geprüft worden 

 waren. Bei dem Umstände, dass um diese Zeit ein Wechsel käl- 

 terer und wärmerer Schichten nach abwärts leicht Unsicherheit 

 in die Angaben des für die diesmaligen Messungen hauptsäch- 

 lich bestimmten Tiefseethermometers von Gase IIa (^Nr. 13261), 

 wie nicht minder in jene der bisher verwendeten Minimumther- 

 mometer bringen dürfte, wurde, insbesondere zur möglichst 

 genauen Ermittlung der Grundtemperatur, noch ein Apparat, 

 dessen Hauptbestandtheil ein durch Wachsumhüllung unempfind- 

 lich gemachtes Thermometer bildet i, der Ausrüstung beigesellt. 



Am frühen Morgen des 10. April wurden von Ebensee aus, 

 und zwar unmittelbar über der tiefsten Stelle des Gmundner 

 Sees, beiläufig 400" westlich von der unteren Eisenau, die 

 Arbeiten damit begonnen, dass der vorerwähnte Apparat auf den 



1 Der erwähnte Apparat besteht aus einem in Füuftelgrade getheil- 

 ten Quecksilberthermometer, welches sich in Mitte eines aus 4 starken 

 Eisenstäbeu und zwei dicken Korkplatten bestehenden Gerüstes befindet. 

 Die Kugel des Instrumentes ist von einer 8 Ceutim. im Durchmesser hal- 

 tenden Hülle von Klebwachs umgeben. Bei dem Gebrauche wird das Ther- 

 mometer in einen mit konischen Korkverschluss versehenen, starken Glas- 

 cylinder, der letztere aber wieder in zwei starke Blechbüchsen, welche sich 

 rasch und leicht ötfnen lassen, eingeschlossen. Vor dem Einsenken werden 

 alle 3 Gefässe des Apparates mit Wasser gefüllt. Derselbe benöthigt 7— H 

 Stunden, um die Temperatur der ihn umgebenden Seeschichte aufzu- 

 nehmen, selbst wenn dieselbe um 8—10° von der anfänglichen Temperatur 

 des Apparates abweicht. Dagegen behält das Thermometer innerhalb des 

 dreifachen Umschlusses durch mindestens 8 Minuten selbst bei dem Durch- 

 gange durch sehr verschieden warme Medien die angenommene Tempe- 

 ratur völlig unverändert fest — eine Zeit, welche mehr als vollkommen 

 genügt, um das Instrument aus einer Tiefe von 200"" heraufzuwinden und 

 zur Ablesung von seiner doppelten Blechhülle zu befreien. 



