28 Heinrich Poll: 



Ein handliches Volumeter für biologi.sche Unter- 

 suchungen. 



Von Heinrich Poll. 



(Aus dem Refciieiabend vom IS. Februar 1907.) 



Zuj- Ucstiiiimuiii;- {U^>^ Voliuiiciis t'csicr Körper (liciicii maniii.L;- 

 faclie Vorrichtungen (P^^knoineter, Voluininomctcr etc.); sie beruhen 

 auf der Messung der Gas- oder Flüssigkeitsinenge, die der zai 

 untersuchende Gegenstand verdrängt und die man entweder ihrem 

 Gewichte oder unmittelbar ihrem Volumen nach bestimmt. Ver- 

 wendung von Gas, d. h. gewöhnlicli von Luft. erfor(h^rt barometrische 

 mid therinometrisch(^ Korrektur(»n, die für einfache biologische 

 Zwecke l»ei (\cn mit Flüssigkeiten arlxdtenden Einrichtungen ent- 

 behrlich werden. Am meisten gel)räuchlich ist ein Gefäß von 

 zweckmäßiger Größe, dessen Deckel gut eingescliliffen und nach 

 oben in eine feine Uöhre ausgezogen ist. Ein Strich auf dieser 

 Röhre dient als Marke, bis zu der man (his Gefäß nach dem Ein- 

 bringen (h's zu messenden Körpers auffällt. Der Minderverbrauch 

 an Volumen oder Gewicht an Wasser, der gewöhnlichen Füll- 

 flüssigkeit, gegenüber dem Ijekannteii Inhalte (\('^ leeren Gefäßes 

 stellt die gesuchte Angabe dar. 



l>esoiiders l)ei Messungen frischer, durch Operation dem 

 Tiei'körper so(d)en entnommener Organe hat sich eine etwas ab- 

 weichen<h^ Einrichtung, wie sie <lie Abbildung im Schema ver- 

 anschaulicht, als bequem erwiesen. 



Vor der Benutzung füllt man den Ai)parat mit einer beliebigen 

 Meßflüssigkeit, die sich für den jeweiligen Zweck eignet, gewöhn- 

 lich mit der üldicheii ])h_vsiologischen (0,1) bis ().7ö7oig<'iO Koch- 

 salzlösung, und liest das Niveau auf Trichterrohr (e) und ^leß- 

 rölire (b) al). 



Kaliber und (iraduierung der31(d,»röhre ist für die jeweilige Unter- 

 suchung zweckmäßig auszuwählen, (djenso wie die Größe des Medi- 

 gefäßes (g), die sich beide nötigenfalls auswechselbar anordnen lassen, 

 (ieringes Ansaugen (z. B. mittelst einer b(diebigen Spritze (d)) ernie- 

 drigt den Flüssigkeitsspiegel im Meßgefäß so weit, daß man den ein- 

 geschliffenen Stopfen(f), der das Trichtei •r(dir trägt, ohne Flüssigkeits- 

 verlust öffnen und nach Einwerfen (](>:< Objektes wicnler schliid.ten 

 kann. Vau gei'iiiger Druck (auf den Sprit/.enstempel) st(dlt die 

 Flüssigkeit auf die glei(die Höhe (\v^ 'rri(diterr(dires ein. die man 

 ziixor abgele.^;en: die Differenz i\vy^ \i\eaus in der ^lid.irrilii'e 

 gegen den früheren Stand ist das \'olunien des eingeführten Körjiers. 

 Abschlußhahn (c) und Reservoir (a; dienen nur in ungewöhnlichen 



