Sitzung roui Hi. Januar. 7 



gekochten Bataten (wenigstens der No. 3) war unangenehm, 

 widerlich süss. 



Herr F ritsch stellt der Gesellschaft die von ihm con- 

 struirte Modification des Rivet'schen Mikrotoms vor, 

 welches jetzt in sehr sauberer und preiswürdiger Ausführung 

 vom Instrumentenmacher Wind 1er (Berlin, Dorotheenstrasse) 

 zu beziehen ist. Das Instrument, in MahagoniUasten eingepasst, 

 mit vollständigem Zubehör, darunter zwei Messer in besonderem 

 Etui, kostet nur 25 Thaler, und erscheint so billiger als frühere, 

 verwandte Instrumente von unvollkommenerer und roherer Con- 

 struction. 



Die Eigenthümlichkeiten des vorliegenden Mikrotoms beruhen 

 hauptsächlich in folgenden Momenten: Wie bei den meisten 

 Schieber-Mikrotomen besteht der Haupttheil des Instrumentes in 

 einer senkrechten Platte, welche links eine sanft ansteigende, 

 rechts eine horizontal verlaufende Schiene trägt. Anstatt einer 

 sehr wenig zweckmässigen Klammervorrichtung, wie sonst üblich, 

 trägt die ansteigende Schiene einen sicher darauf gleitenden 

 Metallkasten, der zur Aufnahme des in besonderen kleineren 

 Kästchen eingebetteten Objectes dient. Auf der horizontalen 

 Schiene gleitet ein anderer Schieber, welcher für das Messer be- 

 stimmt ist und beim Zurückziehen die Schneide über das Object 

 hingleiten lässt. Die, Fixirung der Klinge wird bewirkt nicht 

 durch eine einfache Schraube wie sonst, sondern auf einer excen- 

 trischen Scheibe mittelst einer zweiten, ebenfalls excentrisch ein- 

 gesetzten Schraube. Die Erhebung des Objectes gegen das Mes- 

 ser geschieht zunächst durch allmähliches Vorrücken des Object- 

 kastens auf der ansteigenden Schiene; ist diese Ansteigung er- 

 scl)öpft, wird der im Kasten eingesetzte Objectträger durch unter- 

 gelegte Metallplatten weiter erhöht oder endlich die Einbettungs- 

 masse erhoben. 



Hinsichtlich der genauen Beschreibung des Apparates ist 

 auf das Archiv für Anatomie und Physiol., 1874, S. 442, zu ver- 

 weisen, wo auch eine Abbildung beigefügt ist. Als eine wesent- 

 liche Verbesserung ist dabei indessen die Anfügung eines Stütz- 

 bügels Jiachzutragen, welcher jetzt den Instrumenten beigegeben 

 wird. Dieser Stützbugel, von compactem Messing gearbeitet, 



